(99) 

 tion, épilation momentanée sans la moindre inflammation, ainsi que j'en ai 

 constaté un cas, est probablement du même domaine de l'influence élec- 

 trique : le patient, placé en une sorte à' auto-conductinn à courants de dé- 

 charges relativement plus lents que lorsqu'on opère avec des condensateurs 

 (professeur d'Arsonval) et par suite perçus par l'organisme. » 



PHYSIQUE. — Sur la complexité du faisceau des rayons X. 

 Note de MM. A. Imbert et H. Bertin-Sans, présentée par M. d'Arsonval. 



« Tous ceux qui se sont occupés de radiographie savent combien peut 

 être différente la valeur de divers tubes de même forme, fournis par le 

 même constructeur, et combien aussi est variable la valeur d'un même 

 tube, depuis le moment oîi il commence à émettre des rayons X, jusqu'à 

 celui où il devient résistant. 



» A l'effet d'apprécier rapidement et assez exactement pour les besoins 

 de la pratique la valeur actuelle d'un tube à A'ide et d'éviter des insuccès 

 relatifs, nous avons fait construire par MM. Ducretet et Lejeune un 

 pholomètre spécial : il consiste en une boîte en bois, munie de deux 

 œilletons, contenant un miroir convenablement orienté, et dont une por- 

 tion de paroi est constituée ])ar un écran au platino-cyanure de baryum 

 au-dessus duquel sont disposés des fils de plomb également espacés, sur- 

 montés eux-mêmes d'un prisme en aluminium. L'intensité du faisceau de 

 rayons X émis est ainsi mesurée approximativement par le nombre de fils 

 de plomb dont l'ombre peut être aperçue, toutes choses égales d'ailleurs, 

 sur l'écran fluorescent. 



» Or l'exploration, au moyen de ce photomètre, d'un tube à vide, aux 

 divers moments de son fonctionnement, montre que, s'il y a une dégrada- 

 tion rapide de la fluorescence, lorsque le tube commence à émettre des 

 rayons X, par contre, lorsque le tube, devenu plus puissant, tend à de- 

 venir résistant, l'illumination de l'écran est sensiblement uniforme malgré 

 les notables différences d'épaisseur du prisme en aluminium correspon- 

 dant aux diverses régions de l'écran fluorescent. 



» L'aspect du phénomène nous a conduits à penser que, à ce moment de 

 son fonctionnement, le tube émettait en quantité assez considérable de 

 nouveaux rayons qui traversent l'aluminium presque sans être absorbés. 

 L'interposition, entre le tube et le photomètre, d'une épaisse lame de verre 

 diminue à peine l'intensité de la fluorescence et rend plus uniforme encore 

 l'illumination de l'écran dans toute son étendue. 



