( 293 ) 



des éclairs produits par le passage de la fente devant le trou éclairé, an 

 moment dn déclenchement de la détente, peut ainsi varier, an gré de l'ob- 

 servateur, (le o%oi environ à o%ooo2, comme le montre la netteté des 

 images réfléchies sur le pendule oscillant. Des ouvertures convenables et 

 des prismes à réflexion totale permettent d'envoyer sur le trou la lumière 

 éclatante d'une petite lampe à acétylène. 



» Cette lumière traverse un objectif de lunette placé près du fond de la 

 boîte du chronomètre, se réfléchit sur la face supérieure, polie, du pendule, 

 revient à travers l'objectif former une image du trou dans la large ouver- 

 ture voisine. Le pendule étant au repos, on amène l'image du fil de cocon 

 du petit trou en coïncidence avec le fil de la large ouverture; ces images 

 sont observées au moyen d'un objectif de microscope (n" o) solidaire de 

 l'objectif inférieur, et d'un oculaire indépendant muni d'une échelle divisée. 

 En rejetant les deux objectifs sur le côté, le chronomètre peut être rendu 

 libre dans sa boîte, poin- le transport. 



» 4° Pour l'étude de la marche du chronomètre, l'observation la plus 

 importante est celle de l'amplitude du balancier. Probablement toutes les 

 causes de variation de la période (autres que la température) agissent au 

 premier ordre sur l'amplitude, au second ordre seulement sur la période. 

 Je pense donc qu'im chronomètre dont l'amplitude est invariable a une 

 marche absolument régulière. C'est ce que des comparaisons répétées avec 

 le pendule permettront de contrôler. 



» La moitié du fond de laiton du chronomètre a été remplacée par une 

 glace; il est facile de renverser le chronomètre et, par un éclairage conve- 

 nable, de suivre les variations d'amplitude. Cet examen a mis hors de doute 

 une variation brusque de phase (de quelques millièmes de seconde au 

 plus) révélée par les coïncidences sonores avec un excellent chronomètre 

 de Winnerl, a permis d'en étudier les détails, d'en découvrir la cause et 

 finalement d'y remédier complètement (novembre iSgo-juin 189G). Des 

 irrégularités analogues doivent se produire dans beaucoup de chronomètres 

 anciens, par suite de très petites inégalités d'usure (2^^ ou 3"^) des dents, 

 que l'examen microscopique des roues révèle immédiatement. 



)) Dans un dtronomèlre de précision, le balancier devrait être complètement 

 visible au-dessus du cadran ( ' ) . » 



( ' ) Je tiens à remercier l'iialjile horloger de la Marine, M. Fournier, du soin qu'il 

 a apporté à la conslruclion des pièces additionnelles, et du précieux concours qu'il 

 m'a apporté pour toute une série de réglages de détail pendant ces deux dernières 

 années. 



