( 5o) 

 Le rapport - mesure la modification définie subie par l'aimant au point de 



vue du magnétisme libre. 



» II. On détermine la position du pôle au moyen du cadre c. 



» L'aimant est disposé en s' suivant l'axe du cadre, et doit rester sui- 

 vant l'axe quelle que soit la position de celui-ci. 



» Si le cadre est circulaire et de rayon R, le moment déviant a pour 

 mesure 



(2) W= 2/»I(sin*p -sin 3 [3') = C a "; 



(3 et £' mesurent les angles sous lesquels on voit des pôles de l'aimant le 

 rayon du cadre, oc" est la déviation. 



» Pour R = i cm , le second pôle étant à une distance de io om , sin 3 (3' est 

 de l'ordre de io~ 3 . En amenant le premier pôle dans le plan du cadre, on 



a 3 = - et le moment W prend à io -3 près sa valeur maximum zml. Une 



vis micrométrique donne le déplacement u qu'il a fallu faire subir à l'aimant, 

 dont la face terminale est d'abord amenée dans le plan du cadre, pour pro- 

 duire la déviation maximum. 



» La lecture u mesure la distance du pôle à l'extrémité correspondante 

 de l'aimant. 



» On peut, d'ailleurs, calculer u au moyen de la déviation relative à une 

 position quelconque. 



» En désignant par >, la distance de l'extrémité de l'aimant, de lon- 

 gueur totale /, au plan du cadre et posant 



R ,_ R 



? — à + « ; ? — l + l— „' 

 on a 



(3) sin»p = p»(n-p«)~*; sin 3 p' = p' 3 (i + ?' 2 ) _;! . 



C 



» Les valeurs (3) et celle de -y tirée de (1) étant portées dans l'équa- 

 tion (2), on obtient une équation donnant //. 



» Toutes les mesures doivent être répétées après retournement, bout 

 pour bout, de l'aimant. 



» J'ai d'abord étudié l'appareil comme galvanomètre (G). Dans le mo- 

 dèle employé, le fil de platine /avait ^ de millimètre de diamètre et 3o L,u 

 de longueur. Pour un seul aimant droit la déviation, observée au moyen 

 d'un miroir de 1'" de rayon, était de i5o mm par ^ d'ampère. Le zéro est 



