( 5i ) 

 très fixe, il n'est pas influencé par un champ magnétique, uniforme clans 

 la région où se trouve l'équipage, si celui-ci est d'une construction bien 

 symétrique. L'intensité du courant déviant est rigoureusement propor- 

 tionnelle à l'angle de déviation quel qu'il soit. En employant des prises de 

 courant liquides, le zéro est variable et la sensibilité très réduite à cause 

 de l'intervention des actions capillaires. Pour la mesure des courants très 

 intenses, le mercure recouvert d'eau acidulée sulfurique peut convenir. 

 » La formule de l'appareil, employé comme balistique, est particulière- 

 ment simple : la période d'oscillation de l'équipage libre, de moment 

 d'inertie A, étant T et l'angle d'impulsion a, on a 



(4) T = 2 *y/£, i»Q = VACf, 

 d'où 



(5) 4-™0 = CT>.. 



» La constante de torsion C peut être déterminée sur place, sans qu'il 

 soit nécessaire de modifier l'appareil, puisque le moment d'inertie A de 

 l'équipage est calculable. 



» En substituant à l'aimant P une bobine de section s et de pas— , 

 l'appareil fonctionne comme électrodynamomètre (E) et donne 



(6) l = kf«, k>=^- s . 



» Le pôle de la bobine, qui intervient en correction dans les électrody- 

 namomètres ordinairement employés, est ici le facteur principal. 



» Au point de vue des mesures absolues, deux appareils (E), (G) sont 

 mis en série, le premier donne I et le second m. Le galvanomètre (G) 

 donne Q lorsque l'on connaît m. » 



CHIMIE ANALYTIQUE. — Méthode générale de séparation du chlore, du brome 

 et de l'iode mélangés à l'état de sels d'argent. Note de M. H. Baubigny, 

 présentée par M. Troost. 



« J'ai fait voir récemment (') le parti que l'on peut tirer de l'emploi 

 d'un mélange d'acide sulfurique et de bichromate pour oxyder les sels halo- 



(') Comptes rendus, t. CXXY11, p. 1219. 



