( 53o ) 



» Le dispositif du D r Wehnelt donne de ce problème une solution aussi 

 élégante que simple. Il ne comporte aucun organe de mouvement : l'in- 

 terruption du courant est basée uniquement sur les phénomènes électroly- 

 tiques étudiés successivement par Davy, Planté et surtout par notre collègue 

 Violle en collaboration avec M. Chassagny (' ). 



» Si dans un vase en plomb, plein d'eau acidulée au t ' n par l'acide sul- 

 furi(]ue, on plonge un fil de platine soudé à l'extrémité d'un tube de verre 

 et correspondant au pôle positif d'une batterie d'accumulateurs de [\o 

 à 110 volts (le pôle négatif étant relié au vase en plomb), le passage du 

 courant fait rougir le fd de platine. Il se forme une gaine lumineuse autour 

 de ce fd et un bruit strident se produit. 



» Ce bruit semble indiquer que le courant passe d'une façon intermit- 

 tente : en 1892, MM. Koch et Wùllncr avaient prouvé, au moyen du télé- 

 phone, qu'il en est réellement ainsi. 



» M. Wehnelt, se basant sur ce fait, a eu l'idée d'intercaler, dans le cir- 

 cuit de la cuve électrolytique, le primaire d'une bobine d'induction et il a vu 

 que la cuve constituait le plus parfait et le plus simple des interrupteurs. 

 J'ai répété avec un plein succès l'expérience que j'avais vue au laboratoire 

 de M. Hospitalier. Avec 70 volts, une bobine de Ruhmkorff, dont j'avais 

 enlevé le condensateur et l'interrupteur, m'a donné avec la cuve électroly- 

 tique des étincelles de 25 rm de longueur, sous la forme d'un trait de feu 

 continu, de la grosseur d'un crayon. Le nombre des interruptions, d'après 

 le son rendu et l'examen au miroir tournant, est d'au moins 1700 par 

 seconde. 



» Avec une petite bobine, donnant seulement /\ cm d'étincelle, le nombre 

 des interruptions dépasse 3 000 à la seconde. Ce nombre dépend de la 

 self de la bobine, des dimensions du fd de platine et de la tension du 

 courant. Les résultats sont excellents avec un fd de platine deo mm ,7 à 

 o mm ,8 de diamètre, dépassant le tube de verre de i8 mœ à 22 mm environ, 

 avec la bobine que j'emploie. 



» Avec ce dispositif, j'ai éclairé une ampoule de Crookes et obtenu des 

 rayons de Rôntgen doués d'une fixité et d'un pouvoir de pénétration qui 

 ont beaucoup étonné M. Sagnac, témoin de l'expérience et bien habitué à 

 ces phénomènes. Une radiographie de la main a été instantanée. 



» Employée sur un de mes appareils médicaux à haute fréquence, la 



(') Voir Violle et Chassagny, Comptes rendus, t. CVIII, p. 284; 1889, el pour 

 ^historique de la question : Raveau, in Eclairage électrique, t. VI, p. 48' ; 1896. 



