( 663 ) 



ments inverses des éléments antagonistes tendent à faire disparaître les 

 forces mutuelles qui les sollicitent et souvent un état d'équilibre définitif 

 sera atteint avant que la rupture ne se produise; faute de quoi tous les 

 mortiers devraient se détruire à la longue, parce qu'il n'y en a pas qui 

 soient au moment de leur emploi absolument exempts d'expansifs. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur le maximum de sensibilité des galvanomètres à radie 

 mobile. Noie de M. C. Féry, présentée par M. Lippmann. 



« Ayant eu besoin, dans une série de recherches, de mesurer de très 

 faibles intensités au moyen d'un galvanomètre Deprelz-D'Arsonval, je me 



suis proposé de déterminer le rapport— des résistances du fil de torsion 



et de la bobine qui met l'appareil dans les conditions du maximum de sen- 

 sibilité. 



» L'équation d'équilibre de l'appareil traversé par le courant fourni par 

 une source d'électricité de force électromotrice E et de résistance inté- 

 rieure p est 



, N «.«?% EHl 2 n 



( I ) —77— O = : , 



/' r + r' 4- p 



dans laquelle p-. est le coefficient de Coulomb du fil de torsion, â! son dia- 

 mètre, /' sa longueur, S la déviation, H l'intensité du champ magnétique, 

 /le côté de la bobine supposée carrée (forme qui donne après le cercle le 

 plus grand couple dans un champ donné pour une longueur constante de 

 fil ). Enfin, n est le nombre de spires, r la résistance de la bobine et r' celle 

 de la suspension. 



» Nous savons en outre que 



1» '==£ 



en appelant p la résislivité du fil de suspension. 

 » De même 



(!) i^=. 



si x est la résistivité du cuivre de la bobine. 



» Le poids de cette bobine est limité par le diamètre du lit de torsion. 



