( 8i 7 ) 

 le second ne joue presque aucun rôle pour expliquer la variation ilu pre- 

 mier membre, puisque L peut être nul ou avoir une grande valeur sans 

 que le premier membre soit modifié sensiblement. C'est donc seulement 



EO . ....,, . . . , . . . E r T dl , . EO 



—Ty; qui (litière dans les deux régimes, ou plus exactement ~ / -n-> dont -= 



n'est qu'une valeur approchée. La self-induction du circuit et la réaction du 

 secondaire n'ont qu'une influence indirecte en rendant plus ou moins 



stable l'un ou l'autre régime. » 



PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Sur un nouvel appareil destiné à V orientation des 

 radiographies et à la recherche des corps étrangers. Note de M. A. Londe, 

 présentée par M. Lippmann. 



« L'attention des opérateurs en Radiographie n'a pas été suffisamment 

 attirée sur un point très important, savoir : l'image d'un corps étranger ne 

 peut être repérée par rapport aux images des parties voisines du squelette 

 que dans un seul cas, c'est lorsque l'ampoule est placée exactement dans la 

 perpendiculaire abaissée du centre d'émission sur la plaque sensible, en 

 passant par le corps étranger. Pour toutes les autres positions de l'ampoule, 

 on aura des déplacements de l'image du corps étranger qui sera projetée 

 sur d'autres parties squelcttiques. 



» On peut donc poser en principe qu'une radiographie, pour être exacte, 

 devra être orientée ; l'interprétation d'une radiographie non orientée induira 

 fréquemment le chirurgien en erreur. 



» Pour satisfaire à cette condition, nous avons l'ait construire par M. Ra- 

 diguet un radioscope explorateur qui résout le problème et permet facile- 

 ment de placer le corps étranger dans la perpendiculaire. 



» Le même appareil permet également rie déterminer la profondeur du 

 corps étranger : ce résultat est obtenu au moyen d'une simple lecture et 

 sans aucun calcul. Enfin nous pouvons imprimer sur la peau deux repères 

 qui indiqueront au chirurgien les points d'entrée et de sortie d'une ligne 

 droite idéale passant par le corps cherché. 



» Le radioscope explorateur se compose d'uo support vertical qui porte les pièces 

 suivantes : 



» i° A la partie intérieure, une pince articulée qui reçoit l'ampoule; 



i 2° Un bras horizontal qui porte à son extrémité un anneau métallique; 



» 3° Un second bras identique au premier. 



C R., 1899, 1" Semestre. (T. C.WVIII. M' 13.) 1 07 



