( 943 ) 

 » Cinq séries de déterminations faites à Meudon m'ont donné les résul- 

 tats suivants : 



Pendule 11° 92 ^ = 9,80988 et Sr=:o,5o756oo 



» n" 93 ^=^9,80966 el S:=o,5o753io 



I) n" 9V ^ = 9,80992 el S =10,5081670 



X II est évident que le pendule n° 93 a changé un peu sa forme. Pour que 

 ses déterminations fussent comparables aux deux autres, j'ai adopté |)our 

 Aïeudon la valeur de g- = 9,80990 (moyenne de deux autres) en laissant 

 pour tous les pendules les durées d'oscillations observées. Maintenant, les 

 valeurs de la pesanteur, déterminées dans les endroits indiqués plus haut, 

 sont relatives à celle de Meudon. On les calcule à l'aide de la formule 



" — "„ ^" , 



OX 00 g2 ' 



où Sj est la durée d'une oscillation à Meudon et S^ celle du même pendule 

 observée dans l'endroit x. Ces durées d'oscillations sont corrigées de la 

 pression barométrique, de la température, de l'amplitude et de la marche 

 du chronomètre. 



» Chamonix. — Les observations faites le i3 août m'ont donné les valeurs suivantes : 



III s 



Pendule n" 92 ^ = 9,80412 8 = 0,5078193 



» n" 93 °- = 9,80407 8 = 0,5077897 



Il n° 94 ^ = 9,8o4o2 S =: 0,5084290 



Moyenne : g ^ 9'", 80407. 



i> La marche du chronomètre fut déterminée par les observations avec la méridienne 

 de Brunner empruntée à l'observaloire de Meudon. 



« Pour avoir l'heure au sommet du mont Blanc, nous avons adopté l'appareil de 

 signaux solaires du 8ervice géographique de l'Armée, et nous avons appliqué un 

 obturateur à la planche qui sert à diriger le faisceau lumineux. .\ous avons fait des 

 expériences avec cet appareil en comparant deux chronomètres à la distance de 7''"' 

 (au sommet de la tour Eiffel et à b'observaloire de Meudon) et ensuite en les comparant 

 directement. Ces observations nous ont donné, pour la précision d'une comparaison, 

 la valeur de o'*,2, précision qui atteint o», i pour la marche, si l'on fait chaque fois 

 plusieurs comparaisons (de 10 à i5). Dans toutes les observations à Meudon et à 

 Chamonix, j'étais assisté par M. TikhofT, astronome russe qui s'était chargé de faire 

 des observations avec la méridienne et de m'envoyer les signaux optiques. 



» Pour avoir une marche régulière du chronomètre au sommet du mont Blanc, 

 M. Janssen a fait placer le chronomètre sur un réservoir à eau tiède, le tout étant placé 

 dans une boite garnie de coussins d'édredon qui le protégeaient très efficacement 

 G. K.. 1S98, 1' Scmaslre. (T. CXXVU, N° 23.) 120 



