(958 ) 



inutile de donner un mouvement de rotation continu au champ magnétique et il suffit, 

 si l'on veut, de le faire tourner doucement à la main, jusqu'à ce que la torsion d'un 

 ressort antagoniste appliqué à l'axe de rotation de l'anneau des tôles fasse équilibre au 

 couple; l'angle de torsion mesure alors le couple. Cest ce qu'on peut appeler la me- 

 sure statique de l'hystérésis tournante. 



» h» fig. 1 représente schématiquemenl le mode d'emploi de cette méthode : l'an- 

 neau des tôles T est enfilé sur un croisillon porté par un arbre ab vertical, terminé par 

 des pivots sans frottements sensibles ('), et fixé à un ressort hélicoïdal /'. Cet arbre 



porte un index horizontal I qui se déplace sur un large cadran gradué en degrés; un 

 aimant M, ou un électro-aimant, maintenu à sa partie supérieure par un cercle Centre 

 galets G et à sa partie inférieure par un bout d'arbre A comnnandé par une roue 

 d'angle et un bouton mobile B à manette M. Celui-ci jiermet de déplacer l'aimant à 

 volonté très doucement ou très vite suivant qu'on veut étudier la déviation maxinia ou 

 la moyenne pendant un tour. 



» L'instrument n"a pas de zéro; on fait tourner l'aimant dans un sens puis dans 

 l'autre, et c'est l'écart entre les deux positions et 0' de l'aiguille, mesuré en radians, 

 qui indique l'hystérésis par la formule 



W = 2irC=:2T:Y(t 



«'). 



OÙ 7 est le coefficient de torsion du ressort (mesuré en ergs par radian). 



L'appareil permet non seulement des me- 

 sures relatives, mais des évaluations absolues de l'hystérésis, grâce au fait 



» Tarage et étalonnement. 



( ' ) On s'en assure aisément en faisant osciller le système non amorti avec une masse 

 en cuivre remplaçant les tôles. Le décrément des oscillations est négligeable. Le pivo- 

 tage est nécessaire pour empêcher les tôles d'être attirées vers les pièces polaires. 



