( 939 ) 

 qu'on peut déterminer directement la constantey du ressort par la méthode 

 ordinaire des oscillations. 



» •( étant évalué en unités C. G. S. et 6 en radians, W se trouve exprimé en ergs. On 

 le divise par le volume des tôles en centimètres cubes pour avoir la perle par unité de 

 volume. Enfin, si le poids des tôles P' diffère un peu du poids normal P, on corrige le 



. . P 



chiflre obtenu en le multipliant par py 



)) Pour faciliter la vérification de l'instrument, le constructeur y joint un échantil- 

 lon de tôles, étudié préalablement, et qui peut servir d'étalon de comparaison; on a 

 ainsi un moyen, dans le cas d'un appareil à aimant, d'éliminer toute iniluence ulté- 

 rieure de la variation du champ. 



)) Conditions d'évaluation de l'hystérésis. — Le phénomène d'hystérésis étant 

 extrêmement complexe dans ses manifestations et ses lois, le but qu'on doit se propo- 

 ser le plus souvent est de la mesurer dans les conditions bien définies qui se rappro- 

 chent le plus possible des conditions de la pratique. 



» 1° Généralement, l'appareil est utilisé pour l'étude d'échantillons de tôles mises 

 sous la forme d'anneau et mesure l'espèce d'hystérésis dite tournante; il se prête donc 

 tout spécialement à l'étude des tôles pour dynamos. 



» L'échantillon normal est formé de rondelles découpées dans une feuille de tôle, 

 avec un diamètre extérieur de 55°"" et un diamètre intérieur de 38""™, et en nombre 

 suffisant pour réaliser une hauteur totale de 4""" (soit 8 tôles de o™"',5 par exemple, 

 ou 10 de o°"",4). 11 suffit donc d'un très petit poids de fer (S'yS'', -j). 



» 2" On peut également employer l'instrument pour la mesure de l'hystérésis li- 

 néaire, en remplaçant l'anneau par un paquet de petites tôles rectangulaires à petits 

 côtés courbes tous décalés successivement d'une fraction de circonférence de façon à 

 former un ensemble symétrique. Par exemple, on découpera huit bandes de tôles 



de o""",^, dont le petit côté occupe un développement circonférentiel de ( ô ) '^ si""'", 5, 



et on les empilera en faisant successivement tourner de 45° les directions de leurs axes. 



» 3" En ce qui concerne l'induction B à laquelle les tôles sont soumises, on peut la 

 faire varier si l'on veut en employant pour produire le champ un électro-aimant; mais 

 dans les limites pratiques d'utilisation des tôles on peut, sans erreur trop forte, ac- 

 cepter la loi de Steinmetz, W = t, VB''^ (V étant le volume des tôles et r, un coeffi- 

 cient), et se contenter par suite, pour simplifier l'emploi industriel, d'une seule me- 

 sure faite avec une induction moyenne, voisine de loooo C.G.S. L'appareil à aimant 

 permanent est établi dans ce but, et, comme la réiuctance de la partie du circuit ma- 

 gnétique formée par les tôles est assez faible par rapport à celle de l'entrefer, les dif- 

 férences de perméabilité propres des divers échantillons ne modifient pas sensible- 

 ment B. Le Tableau I montre, par exemple, qu'avec trois tôles dont les perméabilités 

 dans le champ varient de iSjo à 1970, B ne varie que de 9700 à 9660, difiérence 

 négligeable à côté des autres causes d'erreurs des mesures d'hystérésis dont on va 

 parler. 



» Du chiffre lu, on peut donc, en supposant B = 9700, déduire le coefficient t, de 

 C. K., 1898. V Semestre. (T. CXXVII, N'23.) ' 27 



