( 942 ) 

 spectres définies par leur longueur d'onde; elle a l'avantage d'être indé- 

 pendante des intensités absolues, et, par suite, de supprimer la nécessité 

 d'un étalonnage delà lampe; de plus, elle est, dans une large mesure, 

 indépendante du pouvoir cmissil du corps incandescent. 



» D'après M. Le Chatelier (') « cette méthode, satisfaisante en théorie, 

 » l'est beaucoup moins dans la pratique, à cause de son défaut de sensi- 

 bilité. )) 



» I. En déterminant simultanément la température en degrés optiques, 

 au moyen de mon spectrophotométre, et en degrés centigrades, au moyen 

 de mon thermomètre à gaz sous volume constant, dont le réservoir en 

 porcelaine dure émaillée fut élevé à des températures qui ont atteint 1600°, 

 c'est-à-dire celle du ramollissement de la porcelaine, voisine de celle de 

 la fusion du platine, la méthode optique m'a permis de constater la diffi- 

 culté d'obtenir de hautes températures constantes; le degré optique va- 

 riait notablement, alors que le thermomètre à gaz demeurait sensiblement 

 fixe. Dans mes déterminations, faites au Creusot, les moindres variations 

 de température d'un four Martin Siemens causées par la manœuvre rapide 

 des valves furent immédiatement constatées par MM. les ingénieurs de 

 l'usine au moyen de ma méthode optique. En général, ma méthode m'a 

 paru plutôt trop sensible; on peut, du reste, faire varier sa sensibilité 

 à volonté par un choix convenable des deux longueurs d'onde adoptées. 



» II. Avant de faire usage du spectrophotométre, j'avais fait de nom- 

 breux essais sur les milieux colorés. Le verre rouge me parut suffisant 

 pour des déterminations approximatives, ainsi que pour la détermination 

 du degré d'incandescence des lampes électriques; mais le spectre qu'ils 

 transmettent s'étend de X = 710 à X :^ Sgo; il comprend environ le tiers 

 de l'étendue totale de la partie lumineuse du spectre normal ; cette étendue 

 varie du reste av<!C les échantillons et avec l'intensité absolue de la lumière 

 incidente; son maximum correspond à une longueur d'onde qui varie 

 avec la composition de la lumière, c'est-à-dire avec la température du 

 corps incandescent, particularité qui a aussi été signalée par M. Violle. 



» III. Des difficultés matérielles m'arrêtèrent lors de la détermination 

 des Tables de concordance des degrés optiques et centigrades, que j'avais 

 commencé à dresser dans les limites de Goo^C. à 1600° C, le thermomètre 

 à gaz étant pris comme source de lumière et déterminant sa propre tempé- 

 rature, tandis que le spectrophotométre mesurait le degré optique. 



(') Comptes rendus, t. GXIV, p. 2i4 (1893). 



