( i527 ) 

 mètre et le thermomètre qui y descend estde i"" tle longueur. Les lectures 

 se foui sur la graduation gravée sur la tige au-dessus de l'appareil et don- 

 nent avec précision le centième de degré. I.a contre-bride reçoit, outre ce 

 tube central, un ajutage qui met l'espace cylindrique annulaire compris 

 entre les deux tubes d'acier en communication avec une pompe Cailletet 

 allant à loco""". La communication s'établit par un tube de cuivre de 

 i^^.g de diamètre très souple et résistant. 



» Tout l'instrument est placé dans lui grand calorimètre à quadruples 

 enveloppes, dont les températures sont données par de longs thermomètres 

 très exacts et très sensibles au -,^ de degré. Les effets du rayonnement sur 

 l'appareil central ont été soigneusement observés en fiiisant des séries 

 d'expériences, l'appareil étant tantôt plus chaud, tantôt plus froid que le 

 calorimètre. 



» Constante de l'appareil. — Les valeurs lues au thermomètre central 

 ne correspondent pas aux valeurs vraies de ô. L'acier des deux cylindres 

 absorbe ou fournit de la chaleur. En pesant les manchons d'acier qui 

 entourent la masse liquide dans les abords du thermomètre, nous avons 

 calculé la constunteT^av laquelle il faut multiplier toutes les valeurs lues au 

 thermomètre pour avoir la valeur de que l'on obtiendrait en comprimant 

 l'eau dans une enceinte à parois rigides et infiniment minces. Cette 

 constante est 1,02 avec l'eau. 



» Par le moyen de nombreux essais, nous avons pu nous convaincre 

 que la compression de l'acier du tube central et la distension des parois 

 extérieures ne perturbent nullement les lectures du thermomètre et n'en- 

 traînent aucune erreur systématique. Les parois agissent jusqu'à 5oo atmo- 

 sphères comme un cor|is inerte. 



» Expériences sur Veau. — Nous avons rempli d'eau distillée (bouillie 

 pour chasser l'air en dissolution) tout l'appareil, la pompe et ses annexes. 

 XJ" herméticité absolue est obtenue. 



)) Nous mettons l'apiiareil central et le calorimètre à la même tempéra- 

 ture à -~ de degré près. Avec quelques coups de piston de la pompe, nous 

 obtenons 5oo atmosphères. Le thermomètre central accuse aussitôt une 

 vague; l'élévation de la température atteint son maximum en deux minutes 

 environ. Nous laisserons tomber la pression en ouvrant la soupape de 

 décharge, une vague inverse se produit pour se terminer à la température 

 initiale. 



» Les mesures expérimentales de 9 sont ainsi très exactes. 



» Voici le Tableau des résultats obtenus dans cinquante séries d'obser- 



