( 24t^ ) 

 d'approximation de la loi de Mariotte pour celui des gaz employés qui 

 s'écarte le plus de cette loi. » 



PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Thermomètre électrique averlisseur, pour étuves de 

 laboratoire. Note de M. Barillë, présentée par M. Henri Moissan. 



« On sait le rôle important que joue la constance de la température 

 dans la plujjart des opérations de laboratoire. L'emploi des régulateurs 

 de température, fonctionnant automatiquement une fois 

 portés à la température voulue, donne des résultats souvent 

 incertains. Il est nécessaire d'y joindre, comme contrôle, un 

 moyen d'avertissement à l'abri de tout soupçon, qui vienne, 

 V. en l'absence de l'opérateur, obliger ses aides à une surveil- 

 lance constante. 

 Il )) Bien des thermomètres avertisseurs ont été proposés dans 



:';:i^^ ce but. Celui que nous présentons aujourd'hui paraît réa- 

 if liser un appareil pratique et exact, modifiant avantageuse- 

 ment, pour la surveillance de la températuie lians les éluves 

 Il de laboratoire, les différents systèmes d'avertisseurs déjà 

 i! connus. Par l'étendue de son échelle thermométrique va- 

 Il riant de o° à 200°, sa graduation sur tige qui en réduit les 

 }i dimensions, son mode de construction, il constitue un véri- 

 table instrument de laboratoire. Les thermomètres avertis- 

 seurs usités jusqu'à ce jour ne peuvent, en elfet, convenir 

 que pour des températures peu élevées, ne dépassant pas 

 5o°; la planchette protectrice sur laquelle ils sont fixés 

 s'oppose en outre, autant que leur forme même, à leur in- 

 troduction dans la tubulure d'une étuve. 



» Noire avertisseur électrique se compose d'un thermomètre à 

 mercure ordinaire, gradué sur verre de 5° en 5°, dont la lige se renfle 

 légèrement au-dessus de la graduation limite, comme l'indique la 

 figure. Un fd de platine ab, scellé en b dans le verre du réservoir, 

 plonge dans le mercure. Un second iil de platine, fixé en o à l'exlré- 

 miié de la tige, la traverse en/. Enfin, un troisième fil de platine kh, 

 celui-ci mobile et de longueur appropriée, s'enroule en spirale à son 

 extrémité h autour du (il précédent et se termine par un petit index-curseur en 

 acier ^'•//, auquel il est soudé. Un aimant, agissant à travers le verre et disposé comme 

 l'indique la figure, seil au réglage de la température; il permet de maintenir le cur- 



K 



u .. 



