( 247 ) 



seur en acier, muni de son fil, toujours adliéreut au fil fixe oy" dont il augmente ainsi 

 la longueur. Par cet artifice, il sera aisé, en effet, en faisant glisser l'aimant dans un 

 sens ou dans l'autre, d'amener l'extrémité A du fil curseur au degré de température 

 que l'enceinte ne doit pas dépasser, et de l'y retenir immobile en serrant l'écrou de 

 l'aimant. 



» Un liquide convenablement choisi par rapport à l'étendue de la graduation du 

 thermomètre remplit la tige et le réservoir supérieur de l'instrument. Ce liquide 

 permet de chasser tout l'air de l'appareil avant de le sceller en S au dard de la lampe 

 d'émailleur, de maintenir dans les conditions voulues l'adhérence des fils et de faci- 

 liter leur manœuvre. 



» \JorthotoIiiidine, liquide très fluide, incolore, de même densité que l'eau, dont 

 le point d"ébullition atteint 200" et celui de congélation — 20°, a très bien répondu 

 au but proposé dans la réalisation de notre instrument. On peut lui substituer, si l'on 

 veut, Véthylorthotoluidine, qui ne bout qu'à ai^"- Ces deux liquides, s'ils sont chi- 

 miquement purs, n'exercent à la longue aucune action oxydante appréciable sur le 

 mercure du thermomètre. 



» Le thermomètre est contenu et assujetti avec ses fils conducteurs dans une mon- 

 ture en cuivre munie de deux doubles fenêtres. 



» L'aimant, analogue à celui qui est employé pour le thermométrographe, glisse 

 sur une armature de 0^,19 de long, formant anse, à l'aide d'un curseur auquel il est 

 fixé par un écrou à vis; ses deux pôles, retenus dans la rainure de la monture, restent 

 parfaitement adhérents au verre, par conséquent à l'index en acier. 



» Deux bornes de communication /■ et/) terminent l'instrument et permettent de le 

 rattacher aux fils de l'électro-aimant d'une sonnerie électrique qui peut être placée à 

 toute distance, et de le mettre en communication, soit avec une pile de Grenet, soit 

 avec un élément de Leclanché. Lorsque la température de l'enceinte a atteint le 

 degré voulu, le mercure en montant affleure la pointe A' du fil curseur-indicateur; le 

 circuit se ferme et la sonnerie se mettant en mouvement avertit les intéressés qu'il 

 faut modérer et régler la source de chaleur. 



» Le diamètre de l'instrument (18™™) permet de l'introduire' aisément dans la tu- 

 bulure des divers types d'étuves. Sa longueur totale est de o™,43. 



» Ce thermomètre électrique avertisseur, étant doué d'une grande sen- 

 sibilité, sera employé aussi avantageusement pour les températures peu 

 élevées, nécessaires en bactériologie, que pour les températures plus hautes, 

 requises dans les opérations courantes du laboratoire ou de l'industrie. 



» Si l'on veut s'en servir pour opérer dans une enceinte fermée de 

 petite capacité, par exemple le placer comme contrôle dans un autoclave, 

 on peut faire construire un modèle approprié et moins long, dont les points 

 extrêines de l'échelle thermométrique soient compris, par exemple, entre 

 100° et 180°. 



» Comme dernière application, notre instrument pourrait servir de ^Aer- 

 moniètre médical avertisseur, en le graduant par dixièmes de degré, de 3o° 



