( 3.8 ) 



galvanomètre du type Deprez-d'Arsonval, mais mieux approprié à ce genre d'études : 

 il se compose de deux cadres placés l'un au-dessus de l'autre, oscillant chacun dans 

 un champ magnétique intense, rendus solidaires par une tige rigide et formant deux 

 circuits indépendants. L'un des cadres reçoit le courant périodique qui réalise la force 

 synchronisante appliquée au système; l'autre, fermé sur une boîte de résistances, 

 permet de donner au système tel amortissement que l'on veut, le coefficient d'amor- 

 tissement variant à peu près en raison inverse de la résistance totale du circuit 

 (p. 1467) : on rend ainsi complètement indépendantes, d'une part la force synchro- 

 nisante, d'autre part la valeur de l'amortissement. 



» Le courant périodique est distribué j>ar l'intermédiaire d'une lame vibrante ou 

 trembleur, dont la période peut varier à volonté de \ à J de seconde relativement à 

 celle du galvanomètre réglée à ^^ Je seconde. 



» La composition optique des mouvements se fait soit par vision directe, comme 

 dans l'ancien appareil {loc. cit., p. 1467), soit par projection à l'aide de miroirs fixés, 

 l'un à la lame vibrante, l'autre à l'équipage mobile du galvanomètre. 



» J'ai tenu à vérifier directement la synchronisation produite par des types de 

 force très divers : 



)) 1° Force pendulaire simple. — Elle est fournie par le courant alternatif induit 

 par un petit aimant lié au trembleur et oscillant dans l'axe d'une bobine fixe. 



» 1° Force constante interrompue. — La vibration du trembleur est entretenue 

 par une pile auxiliaire; on obtient une force interrompue périodiquement en faisant 

 passer dans le galvanomètre une dérivation du courant du trembleur. 



» 3° Force instantanée. — En réduisant de plus en plus la durée de contact de 

 l'entretien du trembleur et, d'autre part, en augmentant l'intensité de la dérivation, 

 on arrive à une force sensiblement instantanée. 



» 4° Forces instantanées altcrnaù'.-ement de signe contraire. — L'intercalation 

 du fil primaire d'une petite bobine d'induction dans le circuit du trembleur (') fournit 

 dans le fil secondaire relié au galvanomètre deux courants induits instantanés qui 

 réalisent deux percussions de sens contraire séparées par une fraction arbitraire de la 

 période 6. 



» Quelle que soit la force employée, si l'amortissement est nul (circuit amortis- 

 seur ouvert), l'ellipse se déforme en passant par toutes les variétés (battements op- 

 tiques) de l'expérience de Lissajous, ce qui prouve que les périodes du trembleur et 

 du galvanomètre n'ont aucune dépendance mutuelle; mais, dès qu'on ferme le circuit 

 amortisseur, les déformations s'arrêtent progressivement; l'ellipse devient stable et 

 d'autant plus vite que l'amortissement est plus énergique. 



» 5° Force périodique complexe. — Enfin, voici une expérience très instructive 

 qui démontre bien la généralité du théorème. 



» Si l'on coupe toute communication électrique du galvanomèlie avec le trembleur, 

 le galvanomètre reste au repos; mais, si l'on établit entre eux un lien purement mé- 

 canique, en appuyant une barre rigide et lourde sur les socles des deux appareils, les 



(') Avec dérivation du condensateur Fizeau à l'interrupteur pour obtenir toute la 

 netteté désirable dans l'ouverluru et la fermeture du courant. 



