( 478 ) 



d'après cette étude et les travaux de M. Metchnikoff ( ' ), à la fois aux prin- 

 cipes éliminés par les microbes et à ces microbes eux-mêmes (-). » 



CHIMIE. — Sur quelques appareils de laboratoire. Note de M. André Bidet, 

 présentée par M. Schùtzenberger. 



« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie divers appareils de Chimie, 

 pouvant offrir certains avantages au point de vue de leur application dans 

 les laboratoires. 



» Siphon régulateur de niveau {fig. i). — Il se compose d'un lube en S sur 

 lequel est soudé, un peu au-dessus de la courbure inférieure, le tube latéral O'S. 

 » La branche C plonge dans le vase où l'on veut obtenir le niveau constant, par 



exemple un bain-maric. L'eau arrive d'une façon continue par la branche A et peut 

 s'écouler directement par le tube do sortie S, ou se rendre dans le vase en suivant la 

 branche B. 



» La courbui'e inférieure forme une sorte de cuvette toujours remplie de liquide. 

 Si le niveau de l'eau du bain-marie s'abaisse au-dessous de cette cuvette, les bran - 



(') Metchnikoff, Ann. de l'/nstiint Pasteur, iSgS. 



(-) Travail du laboratoire de Minéralogie de l'Université de Coimbra (Portugal). 





