( 479 ) 



elles B el G constituent un siphon fonctionnant dans le sens B, G et amenant l'eau de 

 la cuvette dans le récipient; le niveau, au contraire, vient-il à s'élever, la branche B 

 devenant la plus longue, le siphon marche en sens inverse et l'eau s'écoule par le tube 

 de trop-plein S. 



» Ce tube porte l'ouverture O' afin de rester toujours tube de trop-plein et de ne 

 jamais devenir branche de siphon. 



» Le trou de la branche G a été placé latéralement dans le but d'empêcher les 

 bulles gazeuses produites par l'ébuUition de se réunir au sommet de la courbure su- 

 périeure et de provoquer ainsi le désamorçage. 



» Tube de sûreté arrêtant les projections {fig- 2). — Cet appareil, par sa dispo- 

 sition, permet d'introduire un liquide tel que l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfu- 

 rique et sert en même temps au dégagement des gaz par le tube soudé latéralement. 



» Il peut être adapté à une tubulure au moyen d'un bouchon percé d'un seul trou. 



» Si un excès de pression vient à se produire, le liquide du réservoir cylindrique 

 est refoulé dans l'entonnoir supérieur; mais, comme le tube d'écoulement est re- 

 courbé en forme de crosse, il ne pourra se produire de projections au dehors. 



» Lorsque la pression cesse, le liquide contenu dans l'entonnoir s'écoule par le 

 trou O et peut retourner ainsi au réservoir cylindrique. 



» Réfrigérant à circulation d'eau intérieure {Jlg- 3 ). — Dans les réfrigérants 

 ordinaires, les vapeurs sont condensées dans un tube de faible diamètre placé au centre 

 d'un manchon rempli d'eau froide. 



Fig. 3. 



. » L'appareil {fig. 3) présente une disposition inverse. Il est formé de deux tubes con- 

 centriques soudés l'un à l'autre à l'une des extrémités; dans le tube intérieur circule 

 le courant d'eau froide et l'espace annulaire sert au passage des vapeurs qui s'y con- 

 densent et s'écoulent à l'état liquide par la tubulure T. La surface réfrigérante, grâce 

 à cette disposition, est considérablement augmentée. 



» Ce réfrigérant simple peut recevoir un second manchon extérieur permettant 

 d'obtenir ainsi un appareil à double circulation d'eau. 



» Appareil commutateur pour réfrigérants {fig. !\). — Certaines opérations chi- 

 miques exigent l'emploi successif du réfrigérant à rellux et du réfrigérant descendant. 



» Il y aurait souvent intérêt à éviter l'interruption nécessitée par le cliangement de 

 dispositif; l'appareil représenté {fig. 4) répond à cette idée. 



» Il se compose d'un tube extérieur E portant deux tubulures, l'une R en forme 



