( 21 ) 



la production de l'ozone. Dans tous les cas, le rendement est bien supé- 

 rieur à celui qu'on obtient avec le montage classique du condensateur 

 placé en dérivation sur le secondaire du transformateur. 



» Avec ce dispositif, je peux étudier l'action prolongée des courants à 

 haute fréquence sur les animaux, soit à l'état normal, soit lorsqu'ils sont 

 soumis à des inoculations pathogènes. Pour éviter toute action perturba- 

 trice, l'animal en expérience est placé dans une cage cylindrique, isolante 

 (bois, verre, carton, etc.), couchée horizontalement. 



» Cette cage est entourée extérieurement d'un gros conducteur faisant 

 i5 à 20 tours et à travers lequel passe le courant à haute fréquence. Ce 

 solénoïde induit dans le corps de l'animal des courants de haute fréquence 

 qui ne sont nullement sentis. 



» Pour mesurer l'intensité des courants traversant le solénoïde de façon 

 à rester dans les mêmes conditions, je me servais d'un petit ampèremètre 

 thermique placé en dérivation sur une des spires du solénoïde. J'ai depuis 

 simplifié l'installation en me servant du solénoïde lui-même pour mesurer 

 le courant qui le traverse. Pour cela, le solénoïde, au lieu d'être constitué 

 par un conducteur plein, se compose d'un tube métallique à parois très 

 minces de 10™" à lo"""" de diamètre. Ce tube est bouché par un bout 

 tandis que l'autre extrémité se trouve reliée à un manomètre à eau. Quand 

 le courant passe le tube chauffe, l'air qu'il contient se dilate et pousse la 

 colonne du manomètre dont la hauteur définitive mesure cet échauffement. 

 On donne à l'appareil toute la sensibilité voulue en inclinant plus ou moins 

 le manomètre. Enfin, je rends les indications de l'instrument indépen- 

 dantes des variations de température et de pression extérieures en reliant 

 la seconde branche du manomètre à une capacité close qui le transforme 

 en thermomètre différentiel. 



» Dans mes expériences, je m'arrange, pour ne pas troubler les phéno- 

 mènes, de façon que réchauffement du solénoïde creux ne dépasse pas 

 2 degrés. Comme le tube est mince et noirci extérieurement, l'équilibre 

 de température est rapidement atteint. Il est facile, de cette manière, de 

 ramener le courant toujours à la même intensité. Pour connaître cette 

 intensité du courant à haute fréquence, je fais circuler dans le solénoïde 

 un courant à basse fréquence, dont je gradue l'intensité jusqu'à ce que le 

 manomètre donne la même indication. A cause de la minceur des parois 

 du tube, la résistance reste la même sensiblement pour toutes les fré- 

 quences. Ce procédé n'a d'ailleurs d'autre prétention que de permettre à 



