( 24 ) 



volume total. Tous les cinq jours, on fait une analyse. Par ce procédé, on 

 a une moyenne qui élimine les causes d'erreur dues aux oscillations jour- 

 nalières de la diurèse. Les précautions sont prises naturellement pour 

 mettre ces urines à l'abri de la décomposition. 



» Le coefficient urotoxique de ces urines, coefficient dont on connaît 

 aujourd'hui toute l'importance, grâce aux travaux de M. Bouchard, a été 

 pris dans son laboratoire même par M. Charrin. 



» Enfin l'application du courant a été faite avec grands soins, sur mes 

 indications, par M. Bonniot, externe du service, un de mes auditeurs et 

 élève des docteurs Tripier et Apostoli. Toutes les précautions, en un mot, 

 ont été prises pour donner à ces observations le caractère de précision qui 

 doit en assurer la valeur. 



» L'analyse des gaz de la respiration ainsi que la radiation calorimé- 

 trique des sujets seront prises également sous peu. 



» Deux mots maintenant du dispositif instrumental permettant la pro- 

 duction des courants à haute fréquence au lit du malade. Je ne pouvais 

 songer à employer l'appareil si commode décrit dans ma précédente Com- 

 munication, puisque l'Hôtel-Dieu n'est pas relié au secteur électrique. 

 Pour charger périodiquement le condensateur, j'ai dû avoir recours à la 

 bobine Ruhmkorff, actionnée par des accumulateurs. Le trembleur classique 

 de cet appareil présente un gros inconvénient. 



» Sous l'influence du courant énergique qui le traverse, le marteau se 

 soude assez rapidement à l'enclume, et cette fermeture en court circuit 

 amène rapidement la détérioration de la bobine et des accumulateurs, si 

 une surveillance de tous les instants ne vient parer à cet accident. Pour 

 l'éviter, j'ai fait établir par M. Gaiffe la modification suivante, que la figure 

 ci-jointe met en évidence. 



» L'enclume, au lieu d'être fixe, tourne d'un mouA^ement de rotation 

 continu, grâce à un petit moteur électrique animé par une dérivation du 

 courant provenant des accumulateurs. Si le collage se produit, il ne peut 

 se maintenir, et l'interrupteur fonctionne ainsi sans surveillance. La 

 bobine charge les condensateurs plans, reliés en cascade, que contient la 

 boîte plate située à côté de la bobine ; le courant de haute fréquence est 

 capté, comme d'habitude, aux extrémités du solénoïde. Son intensité est 

 réglée en prenant un plus ou moins grand nombre de spires et on la 

 mesure en intercalant dans le circuit le galvanomètre représentée?^. 2, 

 construit pour mesurer les courants de haute fréquence. C'est un galvano- 

 mètre thermique, composé d'un fil fin dont réchauffement se traduit par 



