( lOI ) 



varie d'un point à l'autre du diagramme; il faudra tracer à des échelles 

 difFérentes les diverses parties des réseaux et effectuer plusieurs compa- 

 raisons successives. Comme M. Amagat a bien voulu me le faire observer, 

 on ne devra pas alors se borner à la constatation de coïncidences, qui prou- 

 veraient seulement que la proportionnalité se vérifie approximativement 

 dans chacune des régions limitées que l'on étudie; il sera nécessaire de 

 constater que les valeurs des coefficients de passage d'un réseau à l'autre 

 restent bien les mêmes dans toute l'étendue du champ étudié expérimen- 

 talement. )) 



ÉLECTRICITÉ. — Sur un galvanomètre absolument astatique et à grande 

 sensibilité. Note de M. A. Broca, présentée par M. A. Cornu. 



« Il y a un an, M. Pierre Weiss (') a montré tout l'avantage qu'on 

 pouvait retirer de l'emploi des équipages à aiguilles verticales pour le gal- 

 vanomètre Thomson. Depuis cette époque» j'ai employé cet équipage 

 d'une manière constante, et je l'ai trouvé d'un emploi très commode, mais 

 d'une construction délicate. Il faut, en effet, pour se mettre tout à fait à 

 l'abri des perturbations du champ terrestre, amener les aiguilles à un 

 parallélisme absolu. Cela est difficile à réaliser géométriquement, et 

 aucune méthode expérimentale de retouche ne permet d'y arriver, 



» J'ai alors songé à remplacer les aiguilles ordinaires par des aiguilles 

 ayant en leur milieu un point conséquent. Le point conséquent de l'une 

 des aiguilles étant austral et celui de l'autre étant boréal, si l'on place les 

 aiguilles rigoureusement verticales et les pôles de noms contraires en 

 regard, on aura un système qui sera astatique pour la même raison que 

 l'équipage de M. Pierre Weiss. Mais, en outre, il est aisé de voir que, si le 

 point conséquent de chacune des aiguilles est rigoureusement en son 

 milieu, et si l'aiguille est rigoureusement droite, chacune d'elles, prise 

 isolément, sera toujours en équilibre indifférent dans un champ uniforme, 

 quelle que soit la position dans laquelle elle est suspendue. 



» Supposons, maintenant, un couple de ces aiguilles formant un équi- 

 page : il est aisé de voir que la verticalité des aiguilles réduira au second 

 ordre l'erreur résiduelle relative à chaque aiguille, au point de vue de 

 l'astaticité, et que l'ensemble des deux sera insensible, non seulement à un 



(') Comptes rendus, t. CXX, p. 728; 1890. 



C. K., 1896, 2' Semestre. (T. CXXIII, N» 2.) l4 



