( '"^ ) 



champ uniforme, mais même à un champ uniformémenl varié. EnelFet, le 

 moment relatif au couple de points conséquents est juste double du mo- 

 ment [A relatif à chacun des couples de pôles ordinaires. Si donc nous 

 appelons/,, /i,/!, les forces magnétiques horizontales aux trois pôles du 

 système, le couple agissant sera [x/, — 2[a/o + [j./^ ou \i.{fx — a/!» + fs)- 

 Pour que ce couple ne soit pas nul, il faut que /!, ne soit pas la movenne 

 dey", et de y^j , ou que la courbe qui représente la variation du champ le 

 long de la direction de l'équipage ne puisse pas être confondue avec sa 

 tangente, pour une variation de la variable égale à la longueur des aiguilles. 



)) Un système ainsi constitué est pratiquement indépendant des pertur- 

 bations magnétiques dues même à des aimants puissants, tant que leur dis- 

 tance à l'équipage n'est pas du même ordre de grandeur que les dimen- 

 sions de celui-ci. Au contraire, un aimant, même très faible, à une distance 

 de cet ordre de grandeur, permet d'en être absolument maître. Pour 

 diriger convenablement les équipages et leur donner le temps d'oscilla- 

 tion voulu, l'aimant directeur ordinaire est donc tout à fait incommode. 

 Je l'ai remplacé par deux petites aiguilles aimantées très fines et placées 

 l'une normalement aux bobines du galvanomètre, l'autre parallèlement et 

 à la hauteur de l'un des pôles de l'équipage. Ces aiguilles ne peuvent 

 prendre que des mouvements de translation dans de petits tubes à frotte- 

 ment doux. L'aiguille normale sert à annuler, une fois pour toutes, les 

 forces qui dévient l'équipage de sa position d'observation. On peut ensuite 

 faire varier la grandeur de la force directrice, au moyen des aimants paral- 

 lèles aux bobines. L'emploi de l'aimant normal est d'ailleurs d'un grand 

 secours dans beaucoup de cas. Je me réserve de revenir ultérieurement 

 sur ce sujet. 



» Pour réaliser pratiquement le système, il faut faire les aiguilles 

 droites et les amener à avoir un moment magnétique nul. La première 

 condition est aisée à réaliser par un procédé que m'a indiqué M. Gaiffe : 

 il suffit de chauffer et tremper le fil tendu par un poids; si la chauffe est 

 régulière, on a ainsi des fils rigoureusement droits. 



» J^aimantation se fait en frottant le milieu de l'aiguille sur un angle 

 d'un fort aimant. Le point conséquent ainsi formé peut se déplacer sous 

 l'action de l'aimant qui l'a donné. On peut donc ainsi retoucher chaque 

 aiguille séparément, jusqu'à ce qu'elle soit en équilibre à peu près indiffé- 

 rent dans le champ terrestre, même quand elle est suspendue horizon- 

 talement. 



» La sensibilité d'un galvanomètre dépendant essentiellement de l'ai- 



