( io3 ) 



mantation des aiguilles, j'ai cherché si l'aimantation ainsi obtenue était 

 comparable à celle que prennent les aiguilles à deux pôles ordinaires. En 

 mesurant balistiquement le flux émis par les surfaces polaires extrêmes de 

 deux aiguilles de même longueur, prises dans le même échantillon, j'ai 

 vérifié que l'aimantation de l'aiguille à point conséquent était 0,9 de celle 

 de l'aiguille ordinaire. Le résultat est donc satisfaisant. 



» La permanence de l'aimantation est bonne aussi. Un équipage, assez 

 astatique pour qu'une torsion de 3fio'' du fil de cocon simple de 12*^^™ de 

 long qui le suspendait lui donnât une déviation de 90°, avait gardé, au 

 bout de six semaines, son plan d'équilibre et sa période d'oscillation. 



» Ces équipages peuvent être utilisés, soit avec une seule paire de bobines 

 agissant sur le pôle double, soit avec deux paires dans le même sens agis- 

 sant sur les pôles extrêmes, soit avec trois paires agissant sur chacun des 

 points aimantés. 



)) Dans le premier et le second cas, on gagne, en outre, l'action des 

 bobines sur les pôles situés en dehors. 



« J'ai fait construire un galvanomètre à une seule paire de bobines, qui 

 m'a permis, avec les dimensions pour lesquelles M. Pierre Weiss a réalisé 

 la constante de 1 10 (bobine de 27"""), de réaliser la constante de aSo, et 

 l'équipage que j'ai construit est loin des meilleures conditions possibles. 



•' Le galvanomètre à trois bobines donne lieu à un problème de maxi- 

 mum, pour savoir quel doit être le rapport des dimensions des bobines 

 extrêmes à celles delà bobine centrale, et le rapport des diamètres des fils 

 à enrouler sur ces bobines. On trouve facilement que le diamètre doit être 

 le même pour les deux fils, et que les dimensions des bobines doivent 



être dans le rapport — • En poussant le calcul plus loin, on voit que le gal- 



v/2 



vanomètre aune seule paire de bobines est plus sensible que celui à deux 

 paires et perd très peu de chose sur celui à trois paires. Il est donc préfé- 

 rable, à cause de sa simplicité, et c'est pour cela que je m'y suis tenu. 



)> On conçoit la possibilité de construire des galvanomètres avec des 

 aiguilles présentant un nombre impair quelconque de points conséquents, 

 et avec autant de paires de bobines que de points conséquents. La sensibi- 

 lité augmente théoriquement au delà de toute limite, mais au prix d'une 

 extrême complication. De plus, ces équipages, encore insensibles à un 

 champ uniforme, deviendront sensibles à un champ uniformément varié. 

 Ce mode de construction pourra cependant être envisagé pour la réalisa- 

 tion de galvanomètres très résistants et très sensibles. De plus, les poids 



