( 139 ) 

 aux environs de Stockholm, faites dans les conditions les plus variées de 

 température, avec plein soleil, soleil intermittent, pluie ou vent. Ces quatre 

 mesures présentent un accord plus que satisfaisant, car, en n'exprimant que 

 les millimètres, on trouve 40°'°', 2, 4o"'°',5, 35'"™,4, 40°"", 2. Ce même ac- 

 cord s'est manifesté dans d'autres mesures, et il est permis de conclure que 

 la température des fils est exactement représentée, en moyenne, par leur 

 dilatation relative. 



» La deuxième question est plus difficile à résoudre. L'expérience a 

 d'abord démontré que les fils ne subissent pas la plus petite modification 

 par suite de l'enroulage ou du déroulage, ainsi que par le transport. Ce 

 point parait hors de contexte. Mais, avec le temps, la longueur des fils ne 

 reste pas invariable. Aussitôt après l'étirage, les filstendentà se raccourcir, 

 par suite, probablement, de la prédisposition qu'ont les molécules à re- 

 prendre la position qu'elles occupaient avant le traitement énergique au- 

 quel elles ont été soumises; ce raccourcissement peut atteindre jusqu'à 

 5mm pour 25™, soit ^^ de la longueur; il se produit progressivement et, au 

 bout de cinq à six mois, il paraît avoir cessé. Après cette première pé- 

 riode, la longueur du fil ne reste pas encore constante; elle subit de faibles 

 variations tantôt positives, tantôt négatives, sans loi définie et sous l'effet 

 d'une cause physique encore inconnue. Phénomène curieux, les fils va- 

 rient tous également, s'allongent ou se raccourcissent simultanément, 

 qu'ils soient en acier ou en bronze, qu'ils soient utilisés ou non pour le 

 travail, qu'ils soient enroulés ou tendus. M. Jàderin a fait de très nom- 

 breuses expériences sur ce sujet intéressant, mais il n'a pu encore en tirer 

 des conclusions nettes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les variations sont 

 simultanées dans les deux fils et qu'elles se produisent d'une façon con- 

 tinue, d'où il résulte que les longueurs, au moment de l'opération, peuvent 

 être obtenues par interpolation de l'étalonnage qui précède et de celui qui 

 suit leur emploi. 



» Cet exposé rapide de la méthode Jaderin montre qu'elle peut fournir 

 des mesures précises de base, si l'on s'entoure des précautions voulues : 

 l'auteur affirme qu'on peut obtenir le j^ç^^, ce qui est largement suffisant. 

 Cependant, il faudrait une sanction à cette affirmation; cette sanction ne 

 peut se trouver dans l'accord des mesures faites avec les mêmes fils, atten- 

 du que les erreurs systématiques ne sont pas éliminées; à notre avis, elle 

 doit ressortir de la comparaison des résultats obtenus pour la longueur 

 d'une base, en la mesurant d'abord avec une règle bimétallique, ensuite 



