( iGo ) 



avec les fils. Deux expériences de celte nature ont été faites, l'une à Poui- 

 kovo, l'autre à Paris. Lh base de Poulkovo, longue de 22G9™ et divisée en 

 deux segments, a été mesurée par les deux méthodes : les résultats sont les 

 suivants : 



1. n. Base. 



1888 (appareil de Jàderin). . . i3o3™,287 jo65"",8A7 2269™, i3/, 



1890 (appareil de Struve). .. . i2o3'",583 io65'",849 2269"", 182 



» L'accord est très satisfaisant. Mais il n'en est pas de même dans l'ex- 

 périence tentée à Paris sur une section de la base fondamentale de la nou- 

 velle méridienne, d'une longueur de SoSo™, mesurée en 1890 avec l'appa- 

 reil Brunner ('). M. Jiiderin a employé ici une paire de fds qui n'avaient 

 pas été étalonnés avec une précision suffisante avant l'opération, et qui 

 n'ont pu être reétalonnés après. Les deux mesures faites avec les fds con- 

 cordent entre elles à ,„^'^,^^ , mais leur moyenne présente un désaccord 

 d'environ TTj^ avec la longueur obtenue avec l'appareil Brunner par deux 

 mesures qui ne différaient entre elles que de 2""". 



» Quoi qu'il en soit, nous n'hésitons pas à reconnaître que la méthode 

 imaginée par M. Jiiderin pour mesurer les bases constitue un procédé très 

 original, économique et rapide, dont la précision sera généralement suffi- 

 sante pour les réseaux de triangulation servant à l'établissement des cartes; 

 cependant nous n'oserions, jusqu'à nouvel ordre, la conseiller pour les 

 mesures de bases des chaînes fondamentales qui servent à l'étude des 

 formes de la Terre. 



» Le Mémoire qui nous a été soumis se recommande par une analvse 

 très documentée, digne de fixer l'attention du monde savant. Nous avons 

 l'honneur, en conséquence, de proposer à l'Académie d'en ordonner l'in- 

 sertion dans le Recueil des savants étrangers, en le limitant à la partie pure- 

 ment théorique. » 



Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées. 



(') Celte expéi'ience, qui a été conduite par M. Jiiderin lui-même, a été entreprise 

 sur l'initiative de notre Confrère, M. d'Abbadie, pour faire connaître l'appareil aux 

 1,'éodésiens français. 



