( '('3 ) 



» Après chaque contraction principale, on voit apparaître sur les pliotogrammes 

 d'autres dentelures aux. contours des anneaux : ce sont les vibrations sonores des bruits 

 téléphoniques, dont la fréquence a varié de 25 à 45 par seconde (dans mon téléphone) 

 et dont l'amplitude dépasse quelquefois o"'",ooo2. 



» Avec cette méthode, on pourra atteindre facilement des grossissements linéaires 

 de plusieurs millions, et cela en diminuant la courbure du verre, en remplaçant la 

 lunette faible par un microscope, et enfin en agrandissant une seconde fois les photo- 

 grammes obtenus à l'aide d'un autre microscope. 



» 4. La limite pratique de l'agrandissement dépendra de la sensibilité du papier 

 photographique, par rapport à la durée de son exposition (actuellement o",oi . a\ec une 

 vitesse de 5o"'" par seconde), ainsi qu'à l'intensité de la lumière réfléchie. 



» Vérifications chronométriques. — or. En fixant mon modèle de microphone inva- 

 riablement sur un support fort lourd, et en touchant celui-ci avec un bouton métal- 

 lique, de manière à fermer chaque fois un circuit électromagnétique, les indications de 

 l'électro-aimant récepteur ont toujours été synchroniques (à o^,oi près) des mouve- 

 ments correspondants des anneaux (dans un autre circuit); il n'y a donc pas de relard 

 (pratique) entre l'instant de la secousse et les contractions (ou dilatations) des an- 

 neaux. 



» b. L'expérience précédente, répétée avec un électromètre capillaire vertical (au 

 lieu du téléphone optique), ne donne pas des mesures aussi exactes, à cause de l'inertie 

 et du frottement de la colonne mercurielle, dont Tinfluence est manifeste pour les 

 secousses rapidement répétées. 



» c. En remplaçant, dans l'expérience («), le microphone par un tambour Marev, 

 dont on touche périodiquement la membrane, on constate le synchronisme entre les 

 signaux de l'électro-aimant et les commencements des secousses aériennes, lorsque 

 l'aiguille du cardiographe est suffisamment amortie. 



» d. Le téléphone optique, grâce à la minime inertie de son diaphragme et à l'am- 

 plitude microscopique de ses mouvements, amortis par la viscosité de l'air, donne 

 des indications pratiquement exactes pour l'inscription chronométrique des commen- 

 cements des bruits cardiaques, séparés d'ailleurs par d'assez longues intermittences; 

 d'autre part, la fréquence, la phase, l'intensité et le timbre de l'onde, perçues par le 

 microphone, sont alors évidemment et complètement changés... » 



M. Fr. Crotte adresse un Mémoire relatif à une nouvelle méthode de 

 traitement de la tuberculose. 



(Commissaires : MM. Chauveau, Bouchard, d'Arsonval.) 



CORRESPOIVDAIVCE. 



M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la perte qu'elle vient 

 de faire dans la personne de M. A. Kékulé von Slradonitz, Correspondant 

 pour la Section de Chimie, décédé à Bonn le l'i juillet 1896. 



c. H., i8(,G, ■>' Semestre. (T, CXMlf, N" 3.) 22 



