( 8o4 ) 



» Si la lumière qui éclaire la lame est composée d'un certain nombre 

 de radiations simples, chacune d'elles donnera son système de franges fines 

 sans qu'il v ait confusion entre les rlifféreiits systèmes; s'il s'agit de doux 

 radiations pou dilléreiites, les disparitions observées par Fizcau et M. î\Ii- 

 clielson seront remplacées par des dédoublements; la double raie du 

 sodium donne lieu à une série de dédoublements se reproduisant pcrio- 

 di(]uement toutes les mille franges environ; ce phénomène a été observé 

 par JM. Boulouch ('). Il est facile d'ailleurs, connaissant les longueurs 

 d'onde des radiations incidentes, de déterminer l'aspect des franges pour 

 une épaisseur donnée; celte remarque est précieuse pour la vérification du 

 numéro d'ordre d'une frange; nous avons employé dans ce but les radia- 

 tions jaunes du sodium et rouge du lithium produites par le même brûleur; 

 il V a coïncidence des svslèmes toutes les huit franges environ. 



» Étant donnres ces propriétés des franges des lames minces argentées, 

 nous avons pu construire des lames prismatiques comprises entre deux 

 lames de verre argentées de ao*^™ de long. Dans le sens de la longueur on 

 a tracé, sur une des argentures, une division en millimètres; grâce à l'étude 

 des franges nous avons pu construire des Tableaux numériques et des 

 courbes nous donnant, pour chaque lame, l'épaisseur en chaque point de 

 la graduation. Nos lames, au nombre de cinq, empiètent les unes sur les 



autres et vont de Go à 38o -de la raie jaune du sodium. Le détail de la 



méthode suivie pour cet étalonnage et sa vérification sera donné ulté- 

 rieurement. 



» Grâce à ces lames nous pouvons, par une simple lecture, déterminer 

 l'épaisseur en un point d'une lame mince argentée. 



» Cette détermination est rapide et, de plus, par deux lectures succes- 

 sives, nous pourrons déterminer au besoin la variation d'épaisseur d'une 

 lame mince, quelque brusque que soit le déplacement, ce que ne saurait per- 

 mettre l'observation ordinaire. 



» Voici, brièvement exposée, la méthode employée : nous projetons, sur 

 la lame à mesurer, l'image d'une de nos lames prismatiques étalons, con- 

 venablement choisie; le système est traversé par de la lumière blanche 

 (arc électrique) et, les précautions étant prises pour éviter tout échauffe- 

 ment, nous observons la lame à étudier avec une lunette. En général, on 

 ne voit aucune frange; mais, en particulier, si l'épaisseur de la partie de la 



(') Journal de Physique, 3'= série, t. Il, p. 3i6; iSgS. 



I 



