( 835 ) 



PHYSIOLOGIE. — V achromatomètre . Note de M. A. -M. B1.0C11, 

 présentée par IVI. Marey. 



« Je désigne sons le nom à' achromatomètre un instrument destiné à 

 mesurer la pression nécessaire pour décolorer, en la rendant exsangue, une 

 région limitée du tégument. La pression est exercée par une lame de verre 

 adaptée à une tige à ressort graduée en grammes; cette disposition permet 

 de se servir d« l'instrument dans une position quelconque et, par con- 

 séquent, sur toutes les régions des corps. 



» En 1870, von Kries employait des lames de verre qu'il chargeait de 

 poids, pour obtenir un résultat semblable. En 1880, Roy et Graham uti- 

 lisaient la méthode de von Kries pour décolorer la membrane interdigitale 

 de la patte de la grenouille; mais la nécessité de placer la plaque horizon- 

 talement rendait peu pratique ce procédé d'exploration, tandis que l'achro- 

 matomètre se prête à des examens variés et commodes. 



» L'instrument se compose d'une tige métallique entrant dans un étui 

 qui contient un ressort à boudin. La tige se termine par un étrier d'acier 

 dont la base est formée par un disque de verre de 8™" de diamètre. Pour 

 s'en servir, on comprime directement les parties résistantes, comme le 

 front, les ongles, la peau des membres, et l'on peut opérer en plein jour. 

 Quand il s'agit de parties mobiles, le lobule de l'oreille, la peau du 

 scrotum, il faut établir un point d'appui à la pression de l'instrument, en 

 plaçant de l'autre côté de l'organe à étudier une plaque de verre que l'on 

 tient à la main. On éclaire cet autre côté avec une bougie et, pour mieux 

 faire, on se place dans la chambre noire. 



» La pression nécessaire pour produire la décoloration mesure, jusqu'à 

 un certain point, la tension des petits vaisseaux sous-jacents. Elle est égale- 

 ment fonction de la résistance des tissus que l'instrument comprime, aussi 

 le procédé ne peut-il pas donner la mesure absolue de la pression sanguine 

 dans les capillaires. Mais le but est surtout d'obtenir la comparaison de 

 résultats successifs pendant le cours de certaines maladies et comme, dans 

 ces cas, les tissus demeurent sensiblement identiques, on peut attribuer 

 aux pressions capillaires les différents résultats que donne l'achromato- 

 mètre. Les courbes que l'on peut établir prennent plus d'importance en- 

 core lorsqu'on les compare à celles que fournit l'examen de la tension du 

 pouls et. à ce propos, je rappellerai le procédé d'exploration de l'artère 



C. R.. it-qG 2' .Semev^rc. (T. CXMII, N- 20.) ^"9 



