( 273 ) 



en deux, viliratiuiis lecliligiies, selon les deux cqualions 



» A la sortie de la lame, la vibration a; a acquis un relard d'une certaine fraction 

 de longueur d'onde que nous désignerons par <!^, et les équations du mouvement de- 

 viennent 



ûs ^ A — sina sin2-n:( — — ■]/ j — cosa cos2-r:l — — ? ) L 



j' =: — A - — sin 'i sin 2 t: = -4- cos tp ces a tc = • 



» Il est aisé de voir que l'intensité a de la vibration, transmise par l'analyseur, sera 

 donnée par l'expression 



A- 



a- ^= — [ I — cos 2 ( O — T^'l' ) J • 



a^ est l'éclairement de la lame cristalline. Il s'annule lors([ue - est égal à >]/ augmenté 



d'un entier quelconque. Il suffit donc de mesurer l'angle tp pour lequel se produit 

 l'extinction pour connaître la valeur du retard ']' à un entier près. 



» La valeur entière de ^J; est facile à connaître par compensation, au 

 moyen d'un quartz taillé en biseau, ou bien en taillant en biseau le bord 

 de la lame à étudier et comptant le nombre des franges noires qui appa- 

 raissent en lumière monochromatique entre les niçois croisés. 



» L'application de ce procédé exige que les angles de rotation du pola- 

 riseur soient mesurables. L'angle ne dépassant jamais i8o°, cette disposi- 

 tion est facile à réaliser dans beaucoup de microscopes, en adaptant à la 

 monture du polariseur un simple index courant sur la graduation du 

 limbe. Si le polariseur est Cixe, on peut remarquer que la marche des 

 rayons peut être inversée, sans que rien soit changé. On n'aura qu'à 

 placer le quart d'onde au-dessus de la lama et faire tourner l'analy- 

 seur. 



» Il faudrait, dans ce cas, adapter sur le tube du microscope un limbe 

 gradué permettant de mesurer la rotation de l'analyseur; mais il vaut 

 mieux adopter le procédé suivant, qui permet d'utiliser simplement la 

 graduation du limbe que portent tous les microscopes destinés ;i l'étude 

 des minéraux. 



C. R. , i8(,3, I"' Scineslic. (T. CXVI, N' 6.) ^^ 



