( 274 ) 



1) Si, ail lieu d'amener le polariseur dans une position telle que la vibra- 

 tion émergeant de la plaque à étudier soit rectiligne, on le fait au con- 

 traire tourner jusqu'à ce que cette vibration soit circulaire, et si l'on con- 

 stitue l'analyseur par une deuxième lame quart d'onde et un nicol liés 

 invariablement de façon que les directions principales du quart d'onde 

 soient à 45° de celle du nicol, il est clair que les phénomènes ne dépen- 

 dront plus de la position de l'analyseur, mais seulement de la position re- 

 laiive du polariseur et du système formé par le premier quart d'onde et la 

 lame à étudier. On pourra alors indifféremment faire tourner le polariseur 

 ou la platine portant le quart d'onde et la lame. Il est aisé de voir que 

 dans ce cas l'extinction complète sera obtenue pour une rotation de la 



platine ou du polariseur égale à r.'\ -i- ^ ou tïi]; — j- 



» En conservant les positions relatives des lames telles que nous les 

 avons supposées, il faudra donc, pour obtenir l'extinction, faire tourner 

 la platine du microscope vers la gauche d'un angle ç, tel que le rapport de 

 cet angle à i8o° donne la valeur du retard '\ augmenté de \ de longueur 

 d'onde. Il suffira, pour appliquer ce dernier procédé, que le tube du mi- 

 croscope soit percé d'une fente dans laquelle on puisse glisser le quart 

 d'onde analyseur, de manière que ses directions principales soient bien 

 exactement à 45° de la section principale de l'analyseur. 



» En pratique, la mesure du retard d'une lame cristalline par l'un des 

 procédés précédents, mesure effectuée sans aucun appareil autre que le 

 microscope polarisant, comporte une grande précision. Les extinctions 

 sont bien nettes, surtout si l'on a soin d'employer des lames quart d'onde 

 appropriées à la lumière monochromatique dont on fait usage, et, dans 

 tous les cas, l'erreur ne dépasse pas i" sur la lecture de l'angle d'extinc- 

 tion, soit —^ de longueur d'onde sur le retard de la lame étudiée. 



X Lorsque le minéral étudié est incolore, il est facile de démontrer que, 

 dans le premier procédé, si , au lieu de faire subir au polariseur une rotation 



de l'angle ç, on ne le fait tourner que de -■> l'éclairement du champ et celui 

 du minéral s'égaliseront. On pourra donc contrôler, dans ce cas, la me- 

 sure de l'angle d'extinction ç par celle de l'angle -• 



» Quand le miut rai absorbe de la lumière d'une manière sensible, 

 c'est-à-dire pour les substances pléochroïques, l'extinction n'est pas abso- 

 lument complète, mais la méthode reste exacte. » 



