( '^2 ) 



moven d'un autre appareil, auquel M. d'Abbadie a appliqué le nom de 

 boihrimèlre mullipUcateur, et dont un premier modèle a été installé, il v a 

 quatre ans, dans une cave du Dépôt de la Marine. 



» L'attention de plusieurs savants ayant été appelée sur celte question 

 de la variation possible de la aravité, je ne crois pas inutile de faire la 

 description de cet instrument, cui a été construit par un de nos habiles 

 artistes, M. Demichel, 



)) Il se compose d'un récipient GR contenant de Thydrogène ou de 

 l'azote au-dessus d'un bain do mercuré. Deux tubes communiquent avec 



le mercure : l'un EF est inuni d'un r 

 pose de deux parties, l'une BC, en fe 

 ocm environ, l'autre partie est en verre 

 pris entre 2™™, 5 et 3""^, 5. Un robinet 

 est placé dans une excavation mac 

 ressort d'environ 0^,40 au-dessus du 

 une gouttière formée par deux briques 

 » Pour mettre l'instrument en expéi 



con e 



okiet N ; le second MABC se com- 



étiré d'un diamètre intérieur de 



son diamètre intérieur est com- 



f me ce dernier tube. Le récipient 



, et le tube horizontal AB, qui 



1 de la cave, est maintenu dans 



nce, on remplit tout d'abord le 



