( 345 ) 



l'instrument donne tout ce que l'on peut désirer, et cela seul mérite bien 

 quelque attention. 



» Disons, toutefois, ^ue plusieurs causes entravent le mouvement de 

 la colonne:;, notamment l'adhérence du mercure à la paroi de verre, le 

 tube en fer pouvant être pris assez gros pour n'avoir de son fait aucune 

 résistance. Nous avons fait plusieurs expériences pour atténuer le frotte- 

 ment, soit en lubrifiant le tube avec de la glycérine, soit en prenant un 

 diamètre intérieur tel que le ménisque se détache de la partie supérieure, 

 effet qui se produit pour des diamètres supérieurs à 3""", soit en avant de 

 la glycérine dans ce tube r. 



» Disons aussi que l'instrument est d'une sensibilité extrême aux varia- 

 tions de la température et qu'il nous paraît indispensable de dénoter ces 

 variations pour en tenir compte. Oi peut placer, pour cela, un thermo- 

 mètre à alcool d'une capacité de 17'!'^'' dans un bain tie mercure surmon- 

 tant le récipient; un tube horizontil, d'un diamètre intérieur de o'"'",5, 

 arrive près de celui du bothrimètie, et chaque millième de degré de 

 variation est indique alors par un mnivcment de i""". 



)) On voit qu'il importe, d'une pa-t, de placer à demeure l'instrument 

 dans une situation telle que la tenpérature puisse rester presque inva- 

 riable, et aussi qu'en raison de re:trême sensibilité du thermomètre on 

 doit avoir un moyen de régler, panme pression sur la boule aplatie de 

 cet instrument, la position de l'extrmitéde la colonne d'alcool, de même 

 que l'on peut régler celle de la colane :;. 



» L'appareil d'essai, c[ui est plac dans la cave du Dépôt de la Marine, 

 n'ayant pas été muni d'appareils aregistreurs par la Photographie, n'a 

 pas donné des résultats dignes d'ère notés. Le diamètre de la cuvette, 

 25o""", ne permettait pas, d'adieur, d'avoir des variations provenant de 

 l'action luni-solaire. Mais nous avos pu vérifier, d'une part, son extrême 

 sensibilité et aussi combien il étaildifficile de maintenir un vide perma- 

 nent dans un tube en fer non veui, ainsi que l'étanchéité d'ajustages 

 sous une pression de plusieurs aliosphères. Ce n'est qu'après un an 

 d'essais que nous sommes arrivés isurmonter les multiples difficultés de 

 l'installation de cet appareil. » 



COSMOLOGIE . — Observation sur les ondi fions qui paraissent avoir présidé 

 à la formation des méarites, par M. D.vubrée. 



(( M. Moissan et M. Friedel, danses belles recherches dont ils viennent 

 de faire part à l'Académie, ont chaan reconnu combien le fer météorite 



