( 502 ) 



» Dans une autre Communication, nous considérerons la dépression le 

 long de nos conducteurs et nous donnerons aussi des valeurs numériques 

 de l'angle o, qui est toujours plus petit qu'un angle droit, mais qui en 

 diffère très peu. » 



PHYSIQUE. — Oscillographes; nouveaux appareils pour l'étude des oscillations 

 électriques lentes. Note de M. A. Bloxdel, présentée jjar M. Potier. 



« Cette Note a pour objet la description d'appareils galvanométriques 

 nouveaux ou oscillographes, permettant de déterminer, par observation 

 directe et avec une exactitude suffisante, les courbes périodiques des cou- 

 rants alternatifs. Il suffit de réaliser un instrument dont la partie mobile 

 oscille suivant la loi même des variations du courant qui le traverse; on 

 peut alors, à l'aide des méthodes de composition optique bien connues, 

 traduire ce mouvement oscillatoire sous forme d'une courbe périodique 

 ou enregistrer celles-ci photographiquement, 



» Le problème n'est pas nouveau : divers instruments ont été proposés 

 pour le résoudre : les galvanomètres d'Arsonval, par M. Eric Gérard et 

 M. d'Arsonval lui-même, le galvanomètre à miroir par M. CoIIev, le télé- 

 phone par MM. Elihu Thomson, Frohlich, etc.; mais aucun n'a satisfait aux 

 conditions multiples à remplir. Celles-ci sont au nombre de cinq : les deux 

 premières, d'ordre général, applicables à toute espèce d'indicateurs ('); 

 les trois dernières spéciales au problème actuel : 



» 1° L'instrument doit avoir une période d'oscillation propre très courte par rap- 

 port à celle des oscillations électriques. En particulier, pour les courants alternatifs 

 ordinaires, ayant une fréquence comprise entre 4o et loo périodes par seconde, le gal- 

 vanomètre doit vibrer avec une fréquence au moins vingt fois plus grande, c'est- 

 à-dire supérieure à looo ou 2000 périodes complètes. 



» 2° L' amortissement doit être réglé à une valeur aussi faible que possible, et aussi 

 voisine que possible de Fapériodicité critique toutes les fois que les oscillations élec- 

 triques ne sont pas bien continues. 



)) 3° La self-induction propre doit être assez faible pour ne pas altérer la loi de 

 variation du courant mesuré. 



» 4" i-'ËS phénomènes d'hystérésis elles courants de Foucault dans l'appareil doi- 

 vent être rendus négligeables. 



» 5° La sensibilité doit être suffisante : cette condition est la plus difficile à rem- 

 plir, elle entraîne l'emploi de parties mobiles excessivement petites. 



(') Leur démonstration fera l'objet d'une prochaine Note. 



