( 5o3 ) 



» J'ai étudié trois types de vibraleurs satisfaisant aux quatre premières 

 conditions, mais dont le dernier seul donne en même temps une bonne 

 sensibilité. 



» 1° Type à cadre mobile. — Le cadre, analogue à celui d'un siphon re- 

 corder, mais porté par un ressort ou un bifilaire élastique, doit avoir des 

 dimensions beaucoup plus faibles que celles réalisées jusqu'ici, c'est-à-dire 

 quelques millimètres seulement de largeur. 



» On peut, du reste, et c'est à certains égards la meilleure solution, 

 supprimer le cadre et conserver seulement le bifdaire traversé par le cou- 

 rant étudié et portant un miroir en son centre; ce bifdaire doit être placé 

 entre deux pôles d'électro-aimant aussi allongés et aussi rapprochés que 

 possible : l'appareil n'a pour ainsi dire pas de self-induction. 



» 2" Type à plaque vibrante. — Celui-ci est une sorte de téléphone per- 

 fectionné, en vue de ce but spécial, par l'emploi d'un champ magnétique 

 indépendant, perpendiculaire à celui produit par le courant étudié. A cet 

 effet, on dispose entre les deux pôles d'un aimant ou d'un électro-aimant 

 en fer à cheval une plaque verticale aussi petite que ])ossible, encastrée 

 dans une des pièces polaires et libre en regard de l'autre ; de part et 

 d'autre de la plaque, on place deux bobines sans noyau de fer ( ' ) traver- 

 sées par le courant étudié. 



)) 3" Type à barreau mobile. — Celui-ci dérive naturellement du type 

 précédent, auquel il est supérieur, grâce aux dimensions plus petites et au 

 plus faible moment d'inertie qu'il permet de donner à la partie vibrante. 

 Dans ce but, on établit entre les deux pôles N, S de l'aimant ou de l'électro- 

 aimant deux plaques P, P formant pièces polaires, et qu'il y a avantage à 

 découper en forme de Vpour augmenter le champ magnétique entre leurs 

 extrémités. Entre ces deux plaques, on laisse un intervalle de 3'"" à 4"'"> 

 dans lequel on place un petit barreau de fer doux M de 2""" à 3™'" seule- 

 ment de largeur, et d'épaisseur un peu inférieure à celle des extrémités des 

 pièces polaires (épaisseur qui est de i""" à 2"""). Pour permettre à ce petit 

 barreau de subir une déviation sous l'action de deux bobines B, B placées 

 de part et d'autre des plaques polaires, et parcourues par le courant étu- 

 dié (■) sans qu'il puisse venir se coller contre les plaques polaires, il est 



(') Tous les appareils à noyau de fer, en particulier le téléphone, sont incapables 

 de donner des indications exactes, à cause de leur grande self-induction et de leur 

 hystérésis. 



(^) Les bobines sont à gros fil ou à fil fin, sui\ant qu'il s'agit d'inscrire l'intensité 



