( 5o5 ) 



pourrait être bien supérieur. Avec un bifilaire ou un ressort, on arrive faci- 

 lement à deux mille ou trois mille vibrations, avec une sensibilité suffisante 

 dans bien des cas pour les observations directes; on peut augmenter 

 encore cette sensibilité en observant à l'aide d'un microscope donnant un 

 grossissement de lo à 20 diamètres. 



» La déviation étant, toutes choses égales d'ailleurs, proportionnelle au 

 produit 



GI/0=, 



dans lequel I est l'intensité d'aimantation, lia largeur du barreau, la pé- 

 riode d'oscillation propre, G le coefficient d'action des bobines, on voit 

 qu'il convient d'employer un fer très doux, très étroit et très saturé. 



)i Grâce à la forme des plaques P, P et des circuits magnétiques ainsi 

 qu'à quelques coups de scie donnés horizontalement dans les plaques et au 

 besoin dans le barreau mobile, les effets d'hystérésis et les courants de 

 Foucault sont rendus complètement négligeables. La self-induction n'est 

 à craindre que si l'on emploie un oscillographe comme voltmètre avec des 

 bobines à fil fin; mais on pourra, en général, réduire le décalage résultant 

 de la self-induction à une valeur faible par l'addition d'une résistance 

 morte assez considérable. 



» La principale difficulté que j'ai rencontrée est relative à Varnorlisse- 

 ment, que j'ai étudié au moyen de l'inscription photographique des vibra- 

 tions sur un tambour tournant ('). 



» A ces fréquences élevées, l'amortissement électromagnétique devient 

 insuffisant, car l'amortissement nécessaire à l'apériodicité critique est pro- 

 portionnel à cette fréquence, et l'on est obligé de recourir îi des procédés 

 mécaniques. J'ai laissé provisoirement de côté l'amortissement par étouf- 

 foirs en caoutchouc, parce qu'il est difficile à analyser et à régler, et j'ai 

 eu recours à l'emploi de liquides de viscosité croissante : eau, glycérine, 

 baumes résineux, etc., introduits dans une petite boîte étanche en ébonite, 

 munie d'une glace et entourant les extrémités des pièces polaires et le 

 barreau mobile. 



» Parmi les liquides essayés, les baumes résineux seuls, en particulier 

 le baume de Canada sirupeux, ont permis d'atteindre à l'apériodicité 

 cherchée. 



(') Les expériences ont été exécutées, pour la plus grande partie, au Laboratoire 

 central crElectricité, à Grenelle. 



