( 624 ) 



fentes se faisait lentement et le temps de pose était plus long que cela n'est 

 nécessaire pour les protubérances. 



)i On voit qu'il est possible d'employer la lumière d'une couleur quel- 

 conque dans la formation d'une image photographique du Soleil au 

 moyen du spectrohéliographe. Dans les expériences de M. le D'' Huggins, 

 l'action photographique était limitée aux rayons bleus. Les observations 

 de M. Vogel sur l'absorption de l'atmosphère solaire démontrent que, du 

 centre jusqu'aux bords du disque, l'absorption croît plus rapidement pour 

 les ondes courtes que pour les ondes longues. Comme la plus grande 

 partie de la lumière coronale ne souffre probablement pas de cette absorp- 

 tion ('), je crois que, jusqu'à une certaine limite, l'éclat de la couronne 

 par rapport au ciel est en raison inverse de la longueur d'onde de la 

 lumière employée pour l'observation. C'est sur ce principe que ma 

 méthode est fondée; on voit que, en ceci, elle est en harmonie avec la 

 méthode de M. le D"^ Huggins. 



» Quoique j aie obtenu des clichés sur lesquels la présence de la cou- 

 ronne se laisse supposer, je fus bientôt convaincu que des instruments 

 construits spécialement pour cet usage, et un ciel moins blanchâtre, étaient 

 nécessaires pour obtenir un succès complet. En août, j'ai donc démonté un 

 spectrohéliographe, dans lequel les deux objectifs ordinairement employés 

 ont été remplacés par un seul miroir concave de verre argenté. L'image 

 solaire formée par un miroir concave, de o™, i6 d'ouverture et de i", 23 

 de longueur focale, tombe sur la première fente, d'où la lumière de la 

 photosphère est exclue par un disque circulaire métallique. La lumière 

 provenant des régions d'autour du Soleil entre par la fente, et vient tom- 

 ber sur un miroir concave de o™,io d'ouverture et de o'",62 de longueur 

 focale; les rayons parallèles réfléchis sont dispersés par un réseau plan de 

 Rowland. De nouveau, ils rencontrent le miroir concave, et les spectres 

 des ordres différents sont formés sous la première fente, là où est située la 

 deuxième fente. Passant alors par cette fente, ils tombent sur la plaque 

 sensible; les fentes marchent en des directions opposées, et l'image est 

 ainsi obtenue. 



» La région du spectre qui servira le mieux à la photographie de la 

 couronne sera à déterminer par l'expérience, mais la théorie paraît indi- 

 quer qu'elle est dans la partie ultra-violette. 



» La construction de cet appareil a été commencée en août i(Sg2, mais 



(') Report of tJie Eclipse Expédition to Caroline island, may i883, p. ii5. 



