( <">39 ) 



PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Creuset électrique de laboratoire, avec aimant 

 directeur. Noie de MM. E. Ducretet et L, Lejeune. 



<( L'appareil que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie est 

 destiné aux recherches et essais de laboratoire. Le premier type, que 

 nous avons fait connaître en 1892, était à charbon vertical; il dérivait du 

 four électrique de Siemens. 



» Notre modèle actuel est encore vertical, mais ses charbons C, C sont 

 obliques, mobiles dans leur monture métallique G, G'; il est facile de les 

 amener en contact ou de les écarter l'un de l'autre. Comme dans le pre- 



mier type, l'ensemble forme un espace clos à parois réfraclaires R, rece- 

 vant le creuset mobile Cr. Des conduits servent à la circulation des gaz et à 

 l'introduction des matières soumises à l'action électrothermique de l'arc 

 électrique. Les phénomènes de fusion et de réduction peuvent être direc- 

 tement observés, les parois de notre creuset électrique étant à fermetures 

 mobiles K garnies de mica. 



» Le creuset mobile Cr peut être déplacé de l'extérieur, au gré de 

 l'opérateur; la sole sur laquelle il se trouve est commandée par la tige Re. 



c. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N° 12.) 83 



