82 



Meyer: Der Suchtisch II (Perquirator). 



XXVI, 1. 



Abwärtsbewegung des unteren Hebels das Objekt fast genau um die 

 Sebfeldbreite seitlich fortbewegt wird. Wenn die Sehfeldbreite ge- 

 messen ist, so kann man die Einstellung durch Stellen der oberen 

 scharfen Kante des Index auf die betreffende , die Millimeter be- 

 zeichnende Zahl der Kreisteilung ohne weiteres ausführen. Ist der 

 Durchmesser des Sehfeldes nicht bekannt, so kann man die Ein- 

 stellung folgendermaßen ausführen. Man klemmt einen Objektträger 

 mit irgendeiner kleinen Marke , eventuell auch einen Objektmikro- 

 meter in den Apparat ein , und stellt die Marke so ein , daß sie 

 genau von der linken Grenzlinie des Sehfeldes getroffen wird. Man 

 dreht nun zuerst den Hebel H ganz nach vorn und unten, bis er 

 den Stift ]ß (Eig. 2) berührt, stellt dann den anfangs in die mittlere 



Suchtisch II (Perquirator) von der Seite gesehen. 



Stellung gedrückten Knopf {F) , von dem wir noch reden werden, 

 rechts, lockert das Schräubchen des Index und schiebt den letzteren 

 dicht an den Hebel H heran. Nun bewegt man vorsichtig den 

 Hebel H nach sich zu , indem man zugleich im Mikroskope die Be- 

 wegung der Marke verfolgt. Hat diese die gegenüberliegende Grenze 

 des Sehfeldes erreicht, so klemmt man den Index fest, und hat 

 damit den Hebelspielraum für die Sehfeldbreite so genau eingestellt, 

 wie es die Räder gestatten. Handelt es sich nur um die Verwendung 

 des Perquirators zum Absuchen des Präparates , so ist diese Ein- 

 stellung stets völlig genau genug. Wenn quantitative Bestimmungen 

 mit dem Apparate ausgeführt werden sollen, so kann man die eventuell 

 bleibende Differenz, die geringer als <)"1 mm sein muß, durch p]in- 

 oder Ausschiebung des Tubus oder vorteilhafter durch eine im Okular 

 angebraclite quadratische I r i s b 1 e n d e ausführen, die man nacli- 



