XXVI, 1. Mcyur: Der Siiclitiscli II {Per(niiiator). 83 



träglich auf die Größe der eingestellten Verschiebung einstellt. Das 

 Okular mit der auch an sich für die quantitativen Bestimmungen 

 sehr vorteilhaften Irisblende ist von Seibert für 20 Mk. zu beziehen. 

 Des weiteren ist nun noch folgendes zu bemerken. Man sieht auf 

 dem starken Hebelarm H^ welcher zum Fortschieben des Zahnrades 

 bestimmt ist, ein kleines Knöpfchen F^ welches mit einem im Hebel // 

 verborgenen kleinen federnden Hebel in V'erbindung steht. Letz- 

 terer schnappt in drei Ruhelagen ein. In der mittleren sind die 

 beiden Zähne z der hinter dem Hebel H liegenden Sperrvorrichtung 

 vom Zahnrad abgehoben, so daß der Hebel H unwirksam ist. Stellt 

 man das Knöpfchen F nach rechts, so greift der eine Haken % der 

 Sperrvorrichtung in das große Zahnrad ein und bei jeder voll aus- 

 geführten Bewegung des Hebels H von unten vorn nach oben hinten 

 wird das Objekt , wenn der Index auf Sebfeldgröße eingestellt ist, 

 um einen Sehfelddurchmesser nach rechts verschoben. Stellt man 

 das. Knöpfchen F in die linke Ruhelage, so bewegt sich das Objekt 

 nach links. 



Man sieht, daß sich die Konstruktion des Apparates an die des 

 von Dr. Engel konstruierten Kreuztisches mit automatischer Ein- 

 stellung (Diese Zeitschr. Bd. XXV, 1908, p. 60) anschließt, den 

 Leitz in Wetzlar baut. Dieser ist zum Absuchen der Präparate 

 geeignet, gestattet jedoch nicht das Präparat jedesmal um eine Seh- 

 feldbreite weiter zu schieben. 



[Eingegangen am 15. Mai 1909.] 



