XXVI, 1. Wolff: tjber ein Minot- Mikrotom u. einen Mikroskopiertisch. 93 



In derselben Weise ist der Objektschlitten eingerichtet, dessen 

 Bewegung durch die Mikrometerschraube in liorizontaler Richtung 

 erfolgt. 



Der Objektschlitten ist nur durch das Kopfstück, das den Ob- 

 jekthalter (Kittplatte, Objektklammer oder Gefrierkammer) aufnimmt, 

 von dem der größeren Modelle unterschieden. Das mit Klemm- 

 schraube versehene Halterstück ist nämlich absichtlich wesentlich 

 einfacher gehalten, was natürlich die Herstellungskosten herabmindert 

 und zugleich das Instrument kompendiöser zu bauen gestattet. Der 

 Verzicht auf die' Möglichkeit, die Kittplatte noch zu anderen Ebenen, 

 als zu der Schnittebene, parallel orientieren zu können, schien mir 

 um so angezeigter, als die beste und sicherste Orientierung des 

 Objektes doch stets während des Einbettens, im noch geschmolzenen 

 und daher durchsichtigen Paraffin vorgenommen, bei der Oefrier- 

 methode aber stets ebenfalls ein Orientieren des schon gefrorenen 

 Objektes vermieden wird. Der Geübte wird also sehr gut einer 

 mehrachsigen Orientierungsvorrichtung eutraten können, und der An- 

 fänger sollte von vornherein lernen , und wird auch wohl in den 

 meisten Laboratorien stets dazu angehalten, seine Objekte gleich beim 

 Einbetten so zu orientieren, wie sie nachher geschnitten werden sollen. 



Die den Objektschlitteu in seiner Aufangstellung von der Messer- 

 schneide trennende Distanz beträgt bei steil zum Block stehendem 

 Messer (von üblicher Breite), also in minimo, 2-5 cm ; da die Kitt- 

 platten, die dem Instrument beigegeben werden, eine Höhe von 

 0*5 cm haben, können Blöcke von 2 cm maximaler Höhe geschnitten 

 werden. Auch das dürfte für alle feineren und die meisten gröberen 

 Arbeiten genügen. Die Kittplatten werden, beiläufig bemerkt, auch 

 in einer sehr empfehlenswerten Form mit angepaßten Einbetträhmchen 

 geliefert. Für die Objektklaramer und die Gefrierkammer ver- 

 ringert sich die maximale Blockliöhe um 1 cm. Freilich werden 

 Blöcke zum Gefrieren kaum über 0*5 cm hoch genommen werden. 

 Und auf Holz oder gar Kork aufgekittete Blöcke sollte man auch 

 stets so niedrig wie möglich halten, in Anbetracht ihrer doch ohne- 

 hin an Starrheit recht zu wünschen übriglassenden Unterlage. Die 

 Blöcke können von Anfang bis zu Ende ohne Unterbrechung ge- 

 schnitten werden, da die Mikrometerschraube sehr lang, — länger, 

 als die maximale Blockhöhe es erfordert, — gewählt worden ist. 

 Das Gewinde ist .3 '5 cm lang. 



Das am Vertikal schütten durch kräftige Verschraubungen be- 

 festigte Kugellager der Mikroraeterschraube, — ebenso die am Objekt- 



