9() Wolff: Über ein Minot-Mikrotoiu u. oinen Mikroskopiertisch. XXVI, 1. 



Sohraubenkopf in einer besonderen doppelten , vertikalen Führung 

 (die am Prisma angebracht ist) auf und nieder gehenden horizontalen 

 Balken hervorragt. Dieser Balken trägt an seinem hinteren Ende 

 die Sperrklinke, die von einer äußerlich nicht sichtbaren Feder seit- 

 wärts gegen die gezähnte Scheibe der Mikrometerschraube gedrängt 

 wird. Durch ein kleines Hebelchen kann die Klinke jedoch zurück- 

 gezogen und arretiert werden, so daß man dann bequem freihändig 

 grobe , wie feine Bewegungen mit der Mikrometerschraube aus- 

 führen kann. 



Je nachdem nun vermittelst des erwähnten Schraubenkopfes die 

 Sperrklinke eine höhere oder tiefere Stellung am Prisma erhalten 

 hat, wird die Zahuscheibe von ihr, bei Beginn der Abwärtsbewegung 

 von Objekt- (und Vertikal-) Schlitten, um eine größere oder kleinere 

 Anzahl Zähne gedreht, bis die Klinke, — später oder früher, — gegen 

 die Kante einer exzenterartig angebrachten Platte oder Spange (die 

 am hinteren Ende des Vertikalschlittens angeschraubt ist) stößt und 

 an ihr entlang fahrend, von dem Zahn, den sie gefaßt. hatte, ab- 

 gleitet. Man sieht ohne weiteres ein, daß der ganze Mechanismus 

 höchst einfach und sehr stabil und widerstandsfähig gebaut ist. 



Zu erwähnen ist noch ein kleines Schieberchen , das sich etwa 

 in Iialber Höhe des Vertikalprisma befindet und eine Arretierung des 

 Vertikalschlittens ermöglicht, was sehr bequem ist, wenn man den 

 Block grob einstellen, beschneiden, oder Kittplatte, Gefrierkammer usw. 

 einsetzen will, während das Messer im Halter eingespannt ist. 



Die eingestellte Schnittdicke wird mittels eines Zeigers (bei den 

 neuen Modellen etwas modifiziert) auf einer geteilten Scheibe ab- 

 gelesen, die dem Schraubenkopf, der den Kliukeubalken bewegt, auf- 

 gesetzt ist. Die Peripherie dieser Scheibe ist sechsmal geteilt. Die 

 Zahlen 1 bis 6 bedeuten, daß der Objektschlitten jeweils um 1x5, 

 2X5, 3X5 usw. bis 6 X 5 /* vorwärts bewegt wird. 



Die zu dem Instrument passende Gefrierkammer ist nach dem- 

 selben Prinzip gebaut, wie die , welche ich für die größeren Instru- 

 mente angegeben habe (vgl. meine Mitteilung „Über Gefriermetho- 

 den usw." in Bd. XXV, 1908, dieser Zeitschrift). Sie ist nur in 

 allen Dimensionen kleiner gehalten , und daher nur halb so teuer 

 wie jene (6 Mk.). Die Kammer ist nur 1 cm hoch (die größere 

 2 cm), die Gefrierplatte hat nur einen Durchmesser von 2*7 cm (die 

 der größeren 4 cm) und die Einspritzöftuungen sind aus Gründen 

 der Solidität des Ringes nicht in dem schmalen Hartgummiring, 

 der die Gefrierplatte isoliert (hier 9 mm breit gegen 14 mm bei 



