98 Wolff: über ein Minot- Mikrotom u. einen Mikroskopiertisch. XXVI, 1. 



es zum FAn- und Aufspritzen des letzten Cliloriithylrestes am be- 

 quemsten ist. Dieser Vorteil macht sich bei längerem Arbeiten mit 

 der Gefriermethode sehr angenehm bemerkbar. 



Da alle in der oben zitierten Abhandlung geschilderten Vorteile 

 des Minot -Typs für Gefrierzwecke auch von dem neuen kleinen 

 Mikrotom geboten werden , so stehe ich niclit an , nach sorgfältiger 

 Prüfung zu behaupten , das es das beste und bequemste 

 Instrument ist, daß wir jetzt für die beste, bequemste 

 und billigste Gefriermethode, — die mit Chlor äthyl, 

 — besitzen. 



Zum parallelkantigen Beschneiden der Paraffinblöcke empfehle 

 ich als einfachsten und billigsten aller zu diesen Zwecken dienenden 

 Apparate das von mir angegebene Definierlineal, das von der 

 Firma Zimmermann zum Preise von 1*75 Mk. hergestellt wird. Nach- 

 dem der aufgekittete Block mittels des Mikrotoms eine glatte Schnitt- 

 fläche erhalten hat, wird das Definierlineal an Stelle des Messers 

 eingesetzt und die automatische Schnitteiustellung ausgeschaltet. Vor- 

 her hat man den Objektschlitten zur Vorsicht etwas zurückgekurbelt. 

 Nach Einsetzen des Definierlineals dreht man den Schlitten wieder 

 soweit vor , daß er vom Antriebsrade dicht an der oberen Kante 

 des Lineals vorbei geführt wird. Man bringt den Block nun in 

 zwei Positionen : einmal, daß die obere Kante gerade noch über dem 

 Lineal hervorsieht, das andere Mal, daß die untere Kante gerade 

 noch vom Lineal verdeckt wird. Jedesmal ritzt man die Schnitt- 

 fläche des Blockes mittels einer am Lineal entlang geführten Prä- 

 pariernadel an. Man hat auf diese Weise zwei ganz genau parallel- 

 laufende gerade Furchen auf der Schnittfläche des Blockes eingegraben, 

 mittels deren man den Block nun leicht genau parallelkantig be- 

 schneiden kann, so daß die Schnittbänder vollkommen gerade ausfallen. 

 Kleinere Blöcke wird man beschneiden, ohne sie mit ihrer Kittplatte 

 dazu aus dem Halter zu entfernen. Größere und sehr große stellt 

 man am besten aufrecht vor sich hin. Man versieht zu dem Zwecke 

 einen Holzklotz oder wohl auch die Platte des Arbeitstisches mit einer 

 Bohrung, die den Zapfen der Kittplatte gerade aufnimmt. 



Das Definierlineal ist mit einer genauen Millimeterteilung ver- 

 sehen, um damit auch allerhand beim Mikrotomieren vorkommende 

 Messungen (Messung der Schrumpfung des Objektes beim Entwässern 

 und Einbetten, genaues Abmessen der Schnittgröße, um Deckgläser 

 oder Objektträger möglichst vollständig ausnützen zu können u. a.) 

 ausführen zu können. Die Teilung gestattet natürlich auch die An- 



