XXVI, 1. Pöschl: Eine neue Methode der Härtemessung. 107 



Auf drei mit Stellschrauben versehenen Füßen ruht eine Zink- 

 platte , welche mit Hilfe einer angeschraubten Libelle (in der Figur 

 am vorderen Teile der Platte sichtbar) leicht horizontal gestellt werden 

 kann , wodurch auch gleichzeitig die Achse des Hebels in die hori- 

 zontale Lage kommt. Dieser ruht auf einer an der Platte fest- 

 gemachten Säule , kann beliebig gehoben und mittels der an der 

 Säule sichtbaren Schraube fixiert werden. Der Hebel trägt an einem 

 Ende die ritzende Spitze , die nach Bedarf durch Abschrauben ent- 

 fernt und durch eine andere ersetzt werden kann. Jede Spitze trägt 

 gleichzeitig die Schale zur Aufnahme der Gewicht6. Das Horizontal- 

 stellen des Hebels geschieht durch eine (in der Figur links siclitbare) 

 Schraube. Der Balken wird in eine solche Lage gebracht, daß die 

 Spitze bei der Horizontalstellung des Hebels gerade die zu unter- 

 sucliende Fläche des Körpers berührt. Dieser ist auf einem Wagen 

 derart befestigt, daß die zu prüfende Fläche horizontal liegt. 



Um dies zu erreichen , macht man den Körper mit Kleb- 

 wachs fest, Tegt eine Dosenlibelle auf die Fläche und dreht das 

 kleine Tischchen, das den Körper trägt, in einem Kugelgelenke, bis 

 der Körper die gewünschte Lage hat (in der Figur ist ein Topas- 

 kristall zu sehen, der zur Bestimmung der Härte auf dem basischen 

 Piuakoid eingestellt ist). Für unregelmäßige Körper verwende ich 

 mit Vorteil eine Schale als Träger , die mittels eines angesetzten 

 Gewindes bequem in der Kugel des Gelenkes eingeschraubt werden 

 kann. Zur Untersuchung der Härte an den schmalen Ebenen von 

 Plättchen schraube ich in die Kugel einen kleinen Schraubstock ein, 

 der in einfacher Weise die Plättchen festklemmt. 



Das Kugelgelenk ist samt den daran befestigten Teilen auf dem 

 Wagen mittels einer Quer- und Längsführung beweglich 5 mittels 

 zweier Schrauben kann jede beliebige Stelle eines Körpers in das 

 Zentrum einer Kreisscheibe gebracht werden , welche konzentrisch 

 zur Grundplatte des Wagens drehbar ist. Mit Hilfe einer weiteren 

 Schraube kann man die Platte, die die Gradeinteilung trägt, in jeder 

 Lage feststellen. Der Wagen ruht auf drei Rädern, die auf Stahl- 

 schienen laufen. Er besteht hauptsächlich (mit Ausnahme der Schrauben) 

 aus Magnalium, ist also sehr leicht gebaut und beweglich. Die Säule, 

 Füße usw. des Instruments sind aus Messing verfertigt. Der Wagen 

 wird mit Hilfe einer Schnur, die über eine Rolle gelegt ist, mit der 

 Hand oder durch Gewichte angezogen , die auf eine am Schnurende 

 befindliche Schale gelegt werden. Mit dem Instrument allein kann die 

 Härte auf verschiedene Weise gefunden und definiert werden, und zwar : 



