XXVI, 1. Pöschl: Eine neue Methode der Hürteinessung. 109 



nun das ]\[ikroskop so seitlich dem Sklerometer genähert, daß der 

 Wagen , nachdem er unter der Spitze weggezogen (und der Hebel 

 mittels einer Schraube arretiert) wurde , die zu prüfende Fläche in 

 das Gesichtsfeld des Mikroskops gebracht hat. Um dies zu erreichen, 

 arbeitet man zunächst mit der schwachen Vergrößerung : mit Hilfe 

 der Spitze wird ein Ritz gemacht , der Wagen seitwärts geschoben 

 und das Mikroskop so gerückt, daß der Ritz das Gesichtsfeld halbiert. 

 Hierauf wird der Fuß des Mikroskops zum Zwecke der Vermeidung 

 einer Verschiebung beschwert (in der Figur nicht dargestellt). Für 

 die schwache Vergrößerung (Reichert, Objektiv 2) reicht die Be- 

 leuchtung im auffallenden Lichte hin. — Zum Zwecke der Ausführung 

 von Messungen benutze ich eine starke Vergrößerung (Reichert, 

 Objektiv 5) und zur Aufhellung des Gesichtsfeldes einen Beleuch- 

 tungsapparat, der an Stelle des Okulars in den Auszug des Tubus 

 eingesetzt wird. 



Als Lichtquelle dient ein Auerbrenner, der in einer Entfernung 

 von etwa ^j^ m vom Mikroskop aufgestellt, von einem Tonzylinder 

 umgeben ist, das Licht durch einen zylindrischen Ausatz austreten 

 und in die Linse des Beleuchtungsapparates hineingelangen läßt. (In 

 der Figur ist das Gehäuse des Beleuchtungsapparates als Kubus 

 unterhalb des Okulars zu sehen ; das Licht hat man sich als von 

 links kommend zu denken.) Das Prinzip des Beleuchtungsapparates 

 sei kurz erwähnt. Durch die Linse (deren Fassung in der Figur 

 links am schwarzen Gehäuse zu erkennen ist) werden die Licht- 

 strahlen konvergent gemacht und durch die um 45^ gegen die Achse 

 des Mikroskops geneigte Glasplatte in die Richtung der Tubusachse 

 gelenkt. Die Lichtstrahlen beleuchten so das Objekt und werden 

 von der Oberfläche des Körpers (die ja, wie oben bemerkt, horizontal 

 gestellt wurde) wieder in der Richtung der Mikroskopachse reflektiert 

 und gelangen so ins Auge. Für alle Objekte ist die Beleuchtung 

 bei der Anwendung des Objektivs 5 in jeder Weise vorzüglich, für 

 Objektiv 8 noch ausreichend. 



Nach Einstellung mit starker Vergrößerung wird der Ritz als 

 Band sichtbar: seine Breite kann mit Hilfe eines Okularmikrometers 

 (Okular 4), die Tiefe mittels der Mikrometerschraube auf 2 bis 3 jn 

 genau gemessen werden. Handelt es sich um mehrere Härtemessungen 

 nach einer Richtung, so braucht nur durch Drehen der Schraube am 

 Support der Körper um ein Stückchen parallel verschoben werden. 

 Wird dann durch Zurückschieben des Wagens , Niedersenken der 

 Spitze und Ziehen des Wagens mit der Hand ein neuer Ritz erzeugt, 



