XXVI, 1. Scheffer: Spiegel-Reflex-Caracra f. mikrophotogr. Aufnalira. 115 



(Fig. 1) kann natürlich durch eine Spiegelglasscheibe ersetzt werden. 

 Nach genauer Einstellung wird ebenso wie oben beschrieben der 

 Hebel iJ heruntergedrückt. Sobald der Spiegel Ä in der Stellung Z)£" 

 ist, wird auf elektrischem Wege die Rast der Verschlußplatte aus- 

 gelöst und die Feder zieht die Verschlußplattc in der Richtung Ä. 

 Bei 2 hat die Verschlußplatte eine Öffnung, die die Belichtung be- 

 wirkt, und bei 3 ist sie wieder undurchsichtig. Natürlich muß die 

 Lichtschwächung bei 1 so eingerichtet sein, daß mit der geringsten 

 Menge des für das Objekt unschädlichsten Lichtes eingestellt wird. 

 Für derartige Aufnahmen muß der Verschluß bei V herausgenommen 

 werden. Die Ganggeschwindigkeit der Verschlußplatte läßt sich mit 

 Hilfe einer Bremse , sowie durch Regulierung der Federspannung in 

 den nötigen Grenzen verändern. Herr Volk erwähnt in den „Mit- 

 teilungen über die biologische Elbe-Untersuchung", Verhandlungen des 

 naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 1907, Folge XV, eine 

 denselben Zwecken dienende Vorrichtung. Seine Veröffentlichung 

 wurde mir erst bekannt , nachdem ich die hier beschriebenen Vor- 

 richtungen im Laboratorium der optischen Werkstätte Carl Zeiss be- 

 reits längere Zeit mit gutem Erfolg benutzt hatte. In dem Prospekt 

 der Firma Carl Zeiss in Jena über Heiz -Mikroskope findet sich 

 ebenfalls eine Einrichtung nach Siedentopf zur Moment -Mikro- Photo- 

 graphie erhitzter Objekte beschrieben. Diese Einrichtung ist speziell 

 für die in dem Prospekt erwälmten Zwecke konstruiert. 



[Eingegangen am 8. Februar 1909.] 



