XX\I,2. Lcndvai: Apparat zum Schleifen des Mikrotommessers. 203 



Apparat zum Schleifen des Mikrotommessers. 



Von 



Prof. J. Lendvai 



in Temesvär. 



II i er ZU fünf Textabbildungen. 



Es wird mir jedermann zugeben , daß die Vollkommenheit 

 der Schnitte vor allem von der Vollkommenheit der Schneide des 

 Mikrotommessers abhängt. Von den bisher gebräuchlichen Methoden 

 ist — meiner Erfahrung nach — die von Apathy eingeführte die beste. 



1. 



Der Apparat. 



Diese besteht in Anwendung von Schmirgel, Wiener Kalk, Eisenoxyd 

 resp. Diamantinpulver auf drei Spiegelglasplatten. Zu dieser Schleif- 

 niethode habe ich einen Apparat konstruiert, welcher von C. Reichert 

 in Wien verfertigt wird (Preis 50 K.). 



Da das Schleifen des Messers mit Materialien verschiedener Härte 

 geschieht, so sind wir — um die Vollkommenheit der Schärfe zu 



