204 Lendvai: Apparat zum Schleifen des Mikrotommessers. XXVI, 2. 



sichern — genötigt drei geschliffene , sogenannte Spiegelglasplatten 

 anzuwenden, von denen auf der ersten nur mit Schmirgel geschliffen 

 wird, auf der zweiten nur mit Wiener Kalk, auf der dritten nur 

 mit Eisenoxyd oder mit Diamantin. 



3. 



Das Messer mit der Eisenröhre. 



if !!i,,=fjBJ||li^j^ ^, ^£i 



Die seitwärts ge- 

 öffnete Eisenröhre. 



Die mit Schmirgel geschhffene Facette 

 bei 100 f acher Vergrößerung. 



Die drei Glasplatten werden in einen hölzernen Block hinein- 

 geschoben, eine jede in eine separate Spalte, welche Spalten mit 

 Tuch ausgefüttert sind. Das geschieht, damit die Platten außer 



Die mit Wiener Kalk geschliffene Facette bei lOOfacher Vergrößerung. 



Gebrauch nicht bestaubt werden, oder mit fremden Materialien nicht 

 in Berührung kommen außer den oben genannten, und infolgedessen 

 das Messer während des Schleifens keine Scharte erhalte. 



Beim Gebrauche nehmen wir die betreffende Glasplatte und legen 

 sie auf die obere Fläche des Blockes , an dem sie mit Schrauben 



