XXVI, 2. Lebriin: La Methode rotative en Microscopie. 223 



La Methode rotative en Microscopie. 



Par 

 D"^ Hector Lebrun, 



Conservateur au :Musee Royal d'Histoire naturelle de Bruxelles. 



Avec 13 ill US tr ations. 



Depiiis que j'ai piiblie ^, il y a deux ans , l'esquisse d'une 

 methode nouvelle qiie j'ai adoptee poiir Tarrangement et l'examen 

 des objets microscopiques sur des porte-objets en forme de disques, 

 je me suis efforce de realiser les Instruments necessaires a Temploi 

 de cette methode, de maniere que ceux qui en comprennent les avan- 

 tages puissent l'introduire dans la pratique microscopique. Ces instru- 

 ments se trouvant actuellement dans le commerce je crois utile de 

 revenir de nouveau sur le meme sujet et de donner aux debutants 

 quelques conseils pratiques sur leur emploi en demontrant a nouveau 

 Tutilite et Feconomie. 



Depuis bientot trois ans que je les emploie d'une maniöre 

 continue au laboratoire, je me convaincs tous les jours de plus en 

 plus, qu'ils me fönt gagner beaucoup de temps, en meme temps que 

 je reduis les depenses de mon budget. 



J'ai en outre introduit depuis lors des modifications importantes 

 aux Premiers Instruments figures dans mon memoire de 1906, qui 

 doivent etre decrites et expliquees pour qu'on en comprenue le 

 fonctionnement. 



Microtome. 



Une modification assez importante a ete apportee au porte-cou- 

 teau. Sur l'instrument que j'ai d'abord figure , les branches hori- 

 zontales qui supportent le couteau etaient fixees aux supports qui 



^) Lebrun, H. , Application de la methode des disques rotatifs ä la 

 technique microscopique (Zeitschr. f. wiss. Mikrosliopie u. mikrosk. Technik 

 Bd. XXIII, 1906, p. 145—193). 



