224 



Lel)run: La Methode rotative en Mlcroscopic. XXVI, 2. 



soiitiennent d'iuie part la roiie motrice , d'autre part la glissiere du 

 cliariot. 



J'obtenais avec Tappareil aiusi raodilie des coiipes irreprocliables 

 de 4 :i 5 microns d'epaisseur etau-dessus; mais les coiipes de 1 et 

 2 i^i etaient obtemies d'une maniere plus irreguliere , a cause des 

 trepidations legeres que le siipport subissait pendant la rotation de 

 la roue et le deplacement du cliariot. Pour remedier a cet incon- 

 venient, le porte-couteau a ete moute sur une piece detachable et 



independante, qui se fixe a la face snperieure de la table du micro- 

 tome, et n'a aucuu rapport immediat, iii contact avec les parties de 

 rinstrument susceptibles de trepidatiou (fig. 1). 



Le microtome primitif avait ete construit pour utiliser les disques 

 troues au centre. Ils etaient places sous le couteau, sur un plateau 

 portant en son milieu un boutou en cuivre , qui servait d'axe de 

 rotation. Ayant renouce, pour des raisons d'economie a l'emploi des 

 disques troues au centre, pour utiliser quand je fais des preparations 

 permanentes, les disques sans ouverture centrale , j'ai du necessaire- 

 meut modifier le support, et j'ai remplace le plateau par une croix 

 metallique ä brancbes egales, fixee a son centre par une vis, ä Taxe 

 du support. 



