XXVI, 2. Lebrun: La Methode rotative en Microscopie. 239 



II fallt ensiüte ajoiiter tous les points reparables indiques par 

 l'appareil dans les surfaces aiigulaires a -];- b -\- c -\- d. 



On peut aisement calculer ce nombre de points. 



Le diametre du cercle etant 15, riiypothenuse du carre 

 ABcD = 212, d'oü il resulte C7n -}- /i^ = 212 — 150 = 62, 

 d"oü nB = 31. 



La nouvelle table de microscope pourra donc donner sur la 

 distauce nB2,l arcs de cercles, en progression de op ayant 900 

 points, jiisqu'ti 1 au point B. Nous pouvons par consequent prendre 

 la moitie pour moyenne et nous pourrons calculer que dans cliaque 

 angle il y aura 



450X31X4 = 55 800 points. 



Mais comme le cercle a deja ete compte dans le premier calciil 

 et est par consequent compris dans le chifFre de 270000, il ne peut 

 etre compte deux fois, il faut par consequent retranclier 3G00 points 

 du total. 



Nous arrivons ainsi a etablir ([ue la nouvelle table de micro- 

 scope peut reperer sur une surface de 15 mm de cote: 



270000 -f 55 800 = 325 800 — 3600 = 322 200 points ma- 

 thematiques , tandis que d'apres la methode actuellement en iisage 

 ou en obtient seulement 22 500. 



Ces chiffres sont valables naturellement pour le centre meme 

 du disque ou pour tout couvre-objet place au centre du cadre gradue 

 de la table. Le nombre diminuera au für et a mesure que Ton 

 s'eloignera du centre , mais sans jamais toutefois devenir inferieure 

 a celui fourni par les tables ä coordonnees rectangulaires. 



Si donc l'objet a etudier est tres petit il y aura tonjours avan- 

 tage a le placer vers le centre du disque, quand on voudra le reperer 

 avec certitude et rapidite. 



Les branches du diapbragme sur lesquelles les disques sont 

 places , regoivent aussi aisement les porte-objets rectangulaires em- 

 ployes actuellement, dans deux angles rectangles qiii s'appliquent 

 aiix angles du porte-objet. Le milieu du porte-objet est donc toujours 

 place au milieu du cadre gradue ä l'endroit qu'on peut reperer avec 

 la plus grande precision. 



La figure 12 represente le microscope portant un porte-objet 

 rectangulaire, qu'on peut remplacer par un disque m, ä volonte. 



Nous donnons, en outre, trois speclraens de preparations obteuues 

 par notre methode. La figure 2 represente nne Serie de coupes 



