244 Boeke: Über ein verbessertes „Rocklng-Microtome". XXVI, 2. 



Microtomes als bekannt voraussetzend , schreite ich sofort zur Be- 

 schreibung der dem betreffenden Instrumente eigenen Vorteile. 



Da besonders die ganz vorzügliche technische Bearbeitung dem 

 Instrumente seinen großen Wert verleiht, werde ich dabei oft tech- 

 nische Probleme berühren müssen. Die sich hierauf beziehenden 

 Angaben wurden mir von der Firma Van der Stad freundlichst zur 

 Verfügung gestellt. 



Um die Form des betreffenden Mikrotomes zu zeigen, gebe ich 

 in der Figur 1 eine Abbildung des ganzen Instrumentes. 



Wie die Betrachtung dieser Figur 1 lehrt, ist die Grundform 

 des Instrumentes nicht wesentlich anders als bei dem alt herkömm- 

 lichen Modell. Nur ist sie eleganter und, wie im folgenden noch 

 ausführlich dargelegt wird, stabiler als bei den bis jetzt gebrauchten 

 Schaukel -Mikrotomen. Jetzt schreitend zu der Beschreibung der 

 dem hier vorgeführten Instrumente eigentümlichen Eigenschaften will 

 ich zuerst die Konstruktionsdetails, welche die augenblickliche Ver- 

 wendbarkeit desselben erhöhen, hervorheben, um dann die Aufmerk- 

 samkeit auf die ebenfalls wichtigen Faktoren zu lenken, welche zum 

 Zweck haben die Abnützung resp. deren nachteiligen Einfluß auf 

 die sichere Funktion zu verringern , kurz dem intensiv benutzten 

 Instrumente eine möglichst lange Lebensdauer zu sichern. 



A. Konstruktionselemente, welche die augenblickliche Verwend- 

 barkeit günstig beeinflussen. 



1) Einer der vier Füße der schweren Basisplatte Ä ist kürzer 

 gehalten als die übrigen drei und dient zur Aufnahme einer Stell- 

 schraube (a, Fig. 1 u. 5). 



2) Das vorliegende Instrument kann nach Wunsch eingerichtet 

 werden in 



Ausführung RMI für Schnittdicken von bis 25 ix 



mit 1 i^i steigend oder in 

 Ausführung RMII für Schnittdicken von bis 20 fx 



mit O'ö fx steigend. 



Der Besitzer eines Instrumentes in der einen oder anderen Aus- 

 führung kann dasselbe durch Auswechslung (Fig. 1) des Hebels C, 

 des Komplexes Mikrometerschraube -Mutter -Zahnrad SMH^ sowie 

 der auf der Basisplatte A verschraubten Skala für die Angabe der 

 Schnittdicke gegen die entsprechenden zur anderen Ausführung ge- 

 hörenden Teile, leicht in das andere überführen. 



